OBSERV. ASTRON. FAITES A TURIN. 187 



uiidade suiil inclicjiii-s par un niveau qui lui esl fixement 

 atlache',à une dislance du centre de deux pouces et 

 demi. Ce niveau long d'un pied , est très-sensible ; cha- 

 cune de Ses divisions correspond à une seconde en- 

 viron ; mais Mr. Plana a remarqué que la courbure cir- 

 culaire inte'rieure du tube ne demeuroit pas toujours 

 exactement la même , ensorle que la valeur de chaque 

 division , mesurée à des époques différentes, a varie' de 

 I à i",6. A chaque observation, on note la position 

 des extrémités de la bulle ; et la moitié de la différence 

 des deux nombres , multipliée par la valeur des divisions , 

 donne la correction du îdvcau à appliquer à la dislance 

 au zénilh observée. Il y a un autre niveau , qu'on ac- 

 croche aux pivols de l'axe pour rectifier son horizon- 

 talité et mesurer son inclinaison , et dont les indications 

 se Ironveul notées à côté des passages au méridien. On 

 a relaté aussi dans les observations de distances au zénilh 

 la hauteur du barotnèlre , et celle du thermomètre, tant 

 à l'intérieur qu'à l'air libre. Le calcul des réfractions 

 a élé fait d'après les tables publiées dans les Ephémé- 

 rides de IMilan pour 1828. 



Pour tirer de cette collection d'observations les prin- 

 cipaux résultats qu'elle fournit relativement à la détermi- 

 nation des dislances au zénith , Mr. Plana a fait d'abord 

 calculer sous sa direction par Mr. Pierre Capelli , son 

 astronome-adjoint , toutes les dislances au zénith de l'é- 

 toile polaire. Ce calcul préalable , qui occupe les pages 

 Ô23 à 4<j6 , ('toit indispensable pour avoir sur le cercle 

 la position du pôle, qui devient ensuite la base des déter- 

 njinations re!ali\es aux autres étoiles. Toutes les obser- 



