276 OPTIQUE. 



pi're au moyen de deux paires de vis de pression op- 

 posées. Le télescope ainsi prépare' est dirigé sur un 

 objet propre h celle opération; on s'applique à centrer 

 les deux lenlilles en talonnant au moyen des vis dont 

 on vient de parler, et lorsqu'on y est parvenu, on fixe 

 l'objectif par quatre autres vis , afin de prévenir tout 

 dérangement ultérieur. L'instrument est alors acbevé. 

 Il va sans dire qu'il doit être pourvu , comme tout autre, 

 d'un chercheur, de plusieurs oculaires , d'un appareil 

 pour éclairer fe champ de la vision , etc. » 



« Quant à l'introduction du liquide dans la lentille, 

 après des essais variés , voici quelle est la manière d'o- 

 pérer la plus convenable. Après que les deux lames 

 sphériques travaillées sur la même courbure et polies 

 avec soin , ont été assemblées sur l'anneau qui les sé- 

 pare , et qu'on a rempli leur intervalle de sulfure de 

 carbone, on expose le tout à une température supé- 

 rieure h la plus haute de celles que l'instrument peut 

 avoir à supporter; au bout de quelque temps, le vide 

 intérieur étant exactement rempli par le liquide , on 

 ft-rme heruiétiquement l'appareil , et on le soumet à 

 une température très-basse ; par ce moyen on opère 

 dans le liquide une condensation soudaine , et une 

 forte pression extérieure aj^it sur les deux verres; il se 

 forme à l'intérieur une bulle qui se remplit de la va- 

 peur du liquide ; l'excès de la pression atmosphérique 

 sur celle de celle vapeur, maintient par la suite un 

 contact parfait , et on consolide la réunion des bords 

 de la lentille avec du sérum de sang humain , ou ce 

 «pii scroil , je crois, aussi convenable , avec de la forte 



