( 28o ) 



DESCRIPTION d'un MICROSCOPE A DOUBLE VERRE ; par 



le Dr. WoLLASTON. {Philos. Trans. 1829. P. I.) 



Dans l'éclairement des objets microscopiques , toute 

 lumière qui parvient h l'œil, autre que celle qu'exige 

 l'objectif, tend plutôt à entraver qu'à aider la vision. Mes 

 efforts ont eu pour but de rassembler autant de lumière 

 qu'on peut le faire par des moyens simples, en un foyer 

 situé dans le même plan que l'objet à examiner. Dans 

 celte intention je me suis servi avec succès d'un miroir 

 plan pour diriger la lumière , et d'une lentille piano- 

 convexe pour la concentrer; le côte' plan de celte len- 

 tille étant tourné du côlé de l'objet à éclairer. 



Quant à l'appareil destiné au grossissement , de 

 grands perfeclionnemens ont élé obtenus en dernier 

 lieu, par l'introduction des objectifs achromatiques ; et 

 le microscope ainsi construit a une grande supériorité 

 sur le microscope simple par la plus grande étendue du 

 champ qu'il offre à la vue de l'observateur. Ces instru- 

 mens sont donc admirablement propres à procurer une 

 démonstration frappante des objets connus ; mais parmi 

 ceux que j'ai essayés , j'aurois eu peine à en trouver un 

 seul , qui fît voir les petits objets , avec cette netteté par- 

 faite , que l'on obtient par des moyens plus simples et 

 qui est absolument nécessaire pour examiner une pre- 

 mière fois des objets inconnus. 



Mon 



