:\IICROSCOPE DE WOLLASTON. ^83 



Ja plus commode pour la hauteur de' l'œil , rinstrumenl 

 o'iaut placé sur une table. Le diami'.-tre de l'imai^e de 

 l'ouverture A peut ne pas excéder — de pouce , à moins 

 qu'on ne se servît d'un grossiss'^ment plus foible que 

 ceux qui sont communément en usaj^e dans les obser- 

 vations. 



L'intensité de l'éclairement dépendra du diamètre de 

 la lentille UB et de la grandfur de l'image de l'ou- 

 verture; elle peut être réglée selon le désir de l'obser- 

 vateur. 



L'appareil M destiné au grossissement s compose, 

 comme je l'ai dit , de deux lentilles piano-convexes , 

 dont les dislances focales sont dans le rapport de 3h i. 

 Leurs faces planes sont tournées vers l'objet , et leur 

 distance respective est 1,4 ou i,5, celle du foyer If^ plus 

 court étant un. Celte distance doit être variée , jusqu'à ce 

 qu'on obtienne le plus grand degré possible de nelleté, 

 non-seulement au centre , mais dans toute l'étendue du 

 champ de vision. 



J'ai employé le procédé suivant pour déterminer la 

 distance entre les surfaces planes des lentilles. Un fil 

 métallique est replié en forme de ressort , et aux deux 

 extrémités de ce fil on allachc deux petits morceaux de 

 verre plats. Entre les surfaces de ces deux petites glaces, 

 se place la monture intérieure , c'est-à-dire , celle qui 

 porte la lentille dont le foyer est le plus long : on me- 

 sure avec un compas d'épaisseur la distance qui sép.ire 

 les surfaces extérieures des morceaux de verre , puis on 

 visse la monture à sa place , et l'on fait la même opé- 

 ration sur la monture totale qui réunit les deux lentilles. 



V 1. 



r 



