284 OPTIQUE. 



L'ausnieutalion de distance entre les surfaces extérieures 

 des verres, reconnue dans cette seconde opération, sera 

 évidemment e'j^ale à la distance qui se'pare les surfaces 

 planes des deux lentilles. 



La lentille UT et l'ouverture A doivent être ajusle'es 

 de manière que leur distance respective puisse varier, 

 et qu'ainsi l'image de cette ouverture puisse être ame- 

 née dans le même plan que l'objet à observer. Le mode 

 d'ajustement le plus convenable pour cet objet, est peut- 

 être celui de deux tubes vissés l'un dans l'autre. 



Le porte-objet pourvu des moyens ne'cessaires pour 

 \ un ajustement latéral, est fixé en o, entre la lentille UT 

 et l'appareil de grossissement: c'est en faisant mouvoir 

 ce dernier que l'on obtient la vision distincte. 



Pour que l'instrument soit parfait , il est nécessaire 

 que les axes des lentilles, et le centre de l'ouverture A,, 

 soient exactement sur la même droite. On reconnoit qu'il 

 en est ainsi , lorsque l'image de cette ouverture est éga- 

 lement éclairée dans toute son étendue, et que sa cir- 

 conférence est également bien terminée en tout point. 

 Pour l'éclaireraent de nuit, on peut se servir avec avan- 

 tage, de l'œil de bœut d'une lanterne ordinaire. 



o 



Avec ce microscope à double verre j'ai yu les stries 

 les plus fines sur les écailles du Lepisma et du Podura, 

 et les écailles d'une aile de mouche , avec un degré de 

 netteté que j'ai cherché en vain dans tout autre ins- 

 trument. 



Avant de terminer, je veux signaler un grand avantage 

 attaché à l'usage de la lentille piano-convexe , et qui 

 m'a confirmé dans la préférence que je donnois à celte 



