DESCRIPTION D'UN THERMO-MULTIPLICATEUR. 227 
Jig. 2 représente Ges élémens placés sur une même 
ligne ; mais ils sont réellement disposés en couronne, 
pour pouvoir entrer dans la boîte SS. On ne voit que 
les jointures impaires 1, 3, 5, etc., les jointures paires 
2, 4,6, etc., sont cachées par la boîte ; et on ne peut 
les voir parce qu’elles sont entourées de mastic ; les 
jointures supérieures s'élèvent de deux ou trois lignes 
au-dessus du maslic. 
Les extrémités AB de la pile sont soudées à deux 
appendices A'B'qui sortent de la boîte et servent à 
compléter le circuit au moyen des fils qui les mettent 
en communication avec les extrémités du multiplica- 
teur. Tous les appendices sont de cuivre ainsi que le 
fil du galvanomètre. 
La boîte est faite de manière qu'on peut, à volonté, 
la placer sur le galvanomètre. On peut alors introduire 
l'instrument dans un récipient quelconque , comme 
par exemple , sous une cloche pneumatique où l'on 
peut observer le froid qui a lieu au moment où l'on 
fait le vide. Toutes les jointures non paires 1, 3,5, 
des élémens de la boîte, sont en contact immédiat avec 
l'air de la cloche, et elles se refroidissent au premier 
coup de piston, tandis que Îles jointures inférieures 
étant entourées de mastic, ne sentent pas l'impression 
du froid ; et il en résulte un courant électrique qui agit 
comme à l'ordinaire, sur les aiguilles aimantées du gal- 
vanomètre. On peut faire la même expérience en tenant 
le galvanomètre hors de la cloche; il suffit que la boîte 
qui renferme la pile thermo-électrique y soit. 
L'instrument que nous venons de décrire , présente 
P 2 
