228 PHYSIQUE. 
plusieurs avantages sur Îles thermomètres connus jus- 
qu'ici. | 
1° Sa sensibilité est quinze ou vingt fois plus grande 
que celle du thermomètre de Bréguet. Un mouve- 
ment de deux degrés seulement dans l'aiguille de ce 
dernier, correspond dans le multiplicateur à un arc de 
30 où 40°. Pour donner une idée grossière de la diffé- 
rence de sensibilité des deux thermomètres , je dirai, 
qu’en faisant respirer successivement ja même personne 
sur la spirale de Bréguet et sur la boîte SS, l'ai- 
guille du premier instrument décrit 10 à 12 degrés dans 
son mouvement, tandis que celle du second parcourt 
un arc de 15o°et plus. 
2° L’indicateur du thermo-multiplicateur est d’un côté, 
et la substance thermométrique d’un autre. Cette subs- 
tance, c’est-à-dire la pile de la boîte SS, peut être pla- 
cée à la distance qu’on voudra du galvanomètre: il suffit 
de conserver les communications au moyen de fils d’une 
longueur convenable. Cette séparation peut être utile 
dans plusieurs circonstances, par exemple dans les ex- 
périences délicates où l'observateur peut craindre d’al- 
térer les résultats par l'influence de sa propre chaleur. 
3° L'on ne peut déterminer la température de l'inté-, 
rieur d’un vase avec les thermomètres ordinaires, s’il 
n’est pas transparent de manière à laisser voir la gra- 
duation. Cette condition est absolument inutile pour le 
thermo-multiplicateur. L'on met la boîte dans le réci- 
pient opaque, et le galvanomètre reste dehors à l'endroit 
qui convient à l’observateur. 
4° La substance thermométrique renfermée dans la 
