IV 



valions faites au cercle méridien, c'est-à-dire des ascensions droites et 

 déclinaisons moj'ennes des étoiles réduites au commencement de chaque 

 année, et en réservant pour plus tard la publication détaillée des obser- 

 vations, donnant jour par jour les passages observés de chaque astre au 

 cercle méridien avec les corrections instrumentales, ainsi que la lecture 

 du cercle, la réfraction, etc. 



Voici les éléments qui ont servi à la réduction des observations, ainsi 

 que les déviations de l'instrument déterminées de la même manière que 

 pour les années précédentes. Si Ton désigne par « Tazimut de la nouvelle 

 mire du Sud, et par y/". A'" et ^ ^ celui des trois mires du Nord, on a en 

 moyenne pour les demi-sommes augmentées de l'erreur d'axe opli(iue c, 

 les valeurs suivantes pendant les deux années. 



Cercle Est 2 ' 2 '2 



du 12 Janvier 1853 au 6 Juill. 1853 — 6", 21 —16", 62 — 29",88 



du 6 Juill. » au 28 Juill. » — 17,5i —31,09 



duSOJuill. » aul3Sept. » — 4,53 —15,36 —28,73 



Le 13 Septembre, la lunette a été heurtée par une personne étrangère à l'Observatoire, ce qui a oc- 

 casionné un changement dans l'erreur d'axe opti([ne. 



dul3Sept. 1853 au r'Oct. 1853 +0,31 —10,08 —23,09 



Le !"■ Octobre retournement de l'instrument. 

 Cercle Ouest 

 du 1" Octob. 1853 au 21 Oct. 1853 — 12,54 — 22,73 — 36,64 



Le 22 Ottobre l'instrument a été démonté pour être nettoyé ; il a été replacé le Cercle à l'Ouest. 

 Cercle Ouest 

 du 2& Octob. 185:J au 12 Mars 1854 — 12,84 — 23,22 — 36,33 

 dul3Mars 1854aullOct. » —14,23 —38,16 



du 26 Octob. » au 5 Dec » — 13,56 — 36,82 



Vers le milieu de Mars lS5.i la mire du Nord .V" située sur le Jura a été détruite. 



