DE l'électricité DYNAMIQUE. 367 



Disposition générale de l'appareil. 



Les deux calorimètres c ccc et c' c' c c (PI. 1[) étaient pla- 

 cés sur une planche formant la partie inférieure d'un cadre 

 en bois A A' B B'. (Dans la figure on a représenté les calo- 

 rimètres les moins élevés, dont une coupe est donnée PI. I, 

 fig. 3; il était nécessaire pour les mettre à la hauteur conve- 

 nable de les placer sur un banc en bois D D', PI. II • mais 

 quand on employait les calorimètres dont une coupe est re- 

 présentée PI. I , fig. 2, on les posait directement sur la 

 planche A A'). 



Pour pouvoir égaliser la température du liquide contenu 

 dans les vases calorimétriques, il fallait donner à deux agita- 

 teurs un mouvement alternatif vertical. A cet effet, sur les 

 parois latérales du cadre et en arrière du plan qui passe par 

 l'axe des calorimètres, on a disposé deux tiges de verre G G el 

 G' G , PL II, s'appuyant par leur partie inférieure sur de pe- 

 tites tablettes T et T', et fixées par leur extrémité supérieure 

 dans un e latte de bois E E' qui traverse tout le cadre. Ces ti- 

 ges de verre G G, G' G' et la latte E E' sont destinées à régler le 

 mouvement d'un système mobile formé d'une nouvelle latte 

 un peu plus courte F F', au milieu de laquelle est fixée par son 

 extrémité inférieure une tige de verre H H'. La tige H H' tra- 

 verse à frottement très-doux dans un trou que la latte E E' 

 porte en son milieu, puis elle passe librement dans une ouver- 

 ture pratiquée dans la planche supérieure du cadre B B' ., en- 

 fin, à son extrémité, est fixé un anneau de laiton I. La latte 



