570 RECHERCHES SUR LA CORRÉLATION 



Le calorimètre est un vase formé de deux cylindres con- 

 centriques en laiton a a a a' et b b b b (fig. 2 et 1) reliés 

 l'un à l'autre par un fond a b b' à ' . 



Ce vase de forme annulaire est placé lui-même dans un 

 vase cylindrique plus grand, en laiton également, représenté 

 en c c c' c :^ il sert d enceinte et empêche le mouvement de 

 l'air. Le calorimètre est supporté par trois petites c onsolese e' e 

 (fig. 1), dont une seule est représentée en e dans la coupe 

 (fig. 2). Ces consoles sont formées d'une lame en laiton 

 recourbée et soudée à la paroi de l'enceinte ^ mais elles 

 sont recouvertes de drap dans la partie qui touche au ca- 

 lorimètre, afin de diminuer la propagation de chaleur par 

 conductibilité. Le couvercle c c de l'enceinte présente di- 

 verses ouvertures dont nous parlerons bientôt '. 



L'hélice d d' d d est formée d'un fil de cuivre de l""™, O 

 de diamètre, recouvert de soie, et enroulé de manière à for- 

 mer un double rang de tours de spires superposés, autour 

 d'un cylindre creux en laiton dont le diamètre est un peu 

 plus grand que celui du plus petit cylindre formant la 

 paroi intérieure du calorimètre. L'hélice peut donc s'adapter 

 sur ce dernier cylindre \ elle est maintenue dans une posi- 



' On voit dans la tigiiio qne ronceinto esl bi-aiiciiup plus liante ijue le ralori- 

 mètre, au-dessous duquel se trouve un grand espace vide. Cette liisposilion avait 

 été adoptée, parce qu'au commenceincnl de ces recherches, je me proposais de 

 rechercher l'inlluence d'un effet mécanique pluti'it que magnéti(|ue, et que lac- 

 lioii extérieure de l'Iiélice devait consister dans un monvenicnt alternatif donné 

 à une pièce de 1er doux : il fallait donc laisser un espace suffisant pour lejcii 

 de cette pièce. Dans la suite dos expériences cette disposition est devenue inu- 

 tile, mais elle ne présente aucun inconvénient notable. 



