— 74 — 



Diese Aualysen setzen die Tberine zu Lippspringe unter ilie iiiililereu aber sehr 

 wirksutiien neutralsalzisen Miueralqiielleu, mit einem selir kleineu, aber dailurcb um so 

 wobltbäliger wirkeudeu Autheile kohlensauren Eisen -Osyduls. Der höhere Grad der 

 Temperatur von 17" Reaumur ist hiebei von grofser Wichtigkeit, indem nur etwa ein 

 Fünftel erwärmten Wassers zur Bereitung der Uiider erforderlich ist, denen dadurch ihr 

 eigenlhütulicher Gasgehalt nicht cntzogeu wird. 



c) Hierauf zeigte Kastner seine Vorrichtung zur Bestimmung der Ucilquel- 

 len-Füblwärme; s. Tagblatt Nr. 12. S 48. Mittelst dieser Vorrichtung wird jede 

 irgend uierkliche Abäuderung der Quellen-Temperatur, bewirkt durch das Thermometer 

 selbst währeud der Wärme-Messung, wie sie bei dem gewöhnlichen Verfahren zeilher 

 unvermeidlich war, gänzlich vermieden. Es besteht dieser sehr einfache Apparat 1) aus 

 einem einige Fufs langem, hölzerueu, vom Drechsler cylindrisch hergestellten, glatten 

 Stabe, der oben mit einem elfenbeinernen Schraubenbacken versehen ist, um daran 

 ein Thermometer frei schwebend senkrecht und unverschiebbar aufhängen zu können; 

 2) aus einer ebeufalls seitwärts, aber unten, unbeweglich gefestigten wagrecbt 

 gestellten, ringsum erhaben uuirandeten , glatten, hölzernen Bodenplatte, 

 um ein mehr oder weniger hohes, cylindrisches Glasgefäfs darauf unverschiebbar 

 feststellen zu können, und 3) aus einem zu verschiedenen Höben festigungsfähigen höl- 

 zernen oder boruenen, oder beinernen, gleichfalls wagrecht zu stellenden Ringe, der 

 den Glascylinder umspannt und gegen das Umschlageu schützt. Beim Gebrauche dieser 

 A'orrichtuug schwenkt man den Glascylinder zunächbt mit dem, seiner Fühlwärme nach 

 zu bemessenden VVasser aus, stellt ihn daun, ihn durch den Hing schiebend, auf die Bo- 

 ileiiplatle , und senkt ihn mit dieser Vorrichtung in das Wasser, währeud mau das Ther- 

 mometer , es an ilessen Häugeschleife mit der anderen Hand haltend, ebeufalls in das 

 Wasser taucht. Mau zieht nun letzteres aus dem Wasser heraus, hängt es an den 

 Schraubenbacken so auf, dufs es mit dem gröfseren Theil seiner Länge innerhalb des 

 wassergefülllen Glascyliuders schwebt, uud seukt nun die Vorrichtung so tief in das 

 Wasser dafs jedenfalls der Glascylinder einige Zoll hoch vom Wasser überdeckt er- 

 scheint. Man wartet hierauf ab, bis das Merkur im Thermometer seinen Stand nicht 

 mehr ändert, zieht dann die gauze Vorrichtung aus dem Wasser hervor, uud beschauet 

 nun das im Glascylinder von Wasser uuibiillle Thermometer, das Auge mit dtm Tber- 

 niometerscalen-Grade in dieselbe wagrecbte Ebeue richtend, um diesen genau ablesen zu 

 können. Da hiebei der Wasser- und Glascylinder, dem Gesetze der erhaben gekrümmten 

 Liusen gemäfs, vergröfsernd wirkt, so vermag mau auch kleinste Gradeintbeilungen der 

 Scale deutlich zu sehen, uud mitbin auch genauer zu beuiesseu , als es ohne diese dio(i- 

 trische Beihülfe möglich wäre. Gelegentlich macht K. dann noch aufmerksam (im physi- 

 kalischen Cabiueft; vergl. Tagliiatt Mr. 12. S. .50) auf sein Verfahren uiiA die dazu erfor- 

 derlichen Vorrichluugeu zur Messung der Diircbsicbtigkeit, genauen «estiuimuug 



