155 



mittelbar messen. Für die oben erwiihnlen praktischen Anwendungen, welche man 

 jetzt mit galvanischen Strömen versucht, wo es sich stets um die magnetischen Wir- 

 kungen der galvanischen Ströme handelt, verdient die letztere Methode bei weitem den 

 Vorzug, selbst abgesehen davon, dass es nicht möglich ist, den Strom zur Wasser- 

 zersetzung zu gebrauchen, ohne ihn sehr zu scliw'aehen, indem man ihn durch den 

 Wasserzersetzungsapparat leitet. 



Es erscheint daher von besonderer Wichtigkeit, ein Instrument zur Beobaeh- . 

 tung galvanischer Ströme darzustellen, welches folgenden zwei Bedingungen Genüge 

 leiste: erstens, dass jeder galvanische Strom ohne wahrnehmbare Schwächung hin- 

 durch geleitet werden könne; zweitens, dass das dem durchgeleileten Strome zukom- 

 mende magnetische Moment, so wie es als absolutes Maafs der Stromstärke brauch- 

 bar ist, gemessen werden könne. Die Erfüllung der ersten Bedingung fordert, dass 

 der kupferne Leiter, durch welchen der Strom geführt wird, einen grofsen Querschnitt 

 und geringe Länge habe; die Erfüllung der zweiten Bedingung fordert (nach Gauss 

 Principien der absoluten Messung magnetischer Momente), dass die Dimensionen des 

 Magnets, worauf der galvanische Strom wirkt, verhältnifsniäfsig zu seinem Abstand 

 von dem Leiter des galvanischen Stroms klein sei. Fügt man zu diesen beiden For- 

 derungen noch als dritte hinzu, dass die zu beobachtende Wirkung bis auf kleine 

 Theile messbar sein müsse; so ergiebt sich folgende Einrichtung des Instruments als 

 besonders zweckmäfsig. 



Ein einziger sehr starker Kupferring wird in die Ebene des magnetischen Meri- 

 dians gebracht. Im Mittelpuncte desselben wird eine Boussole aufgestellt, deren Länge 

 im Verhältniss zum Durchmesser des Rings sehr klein ist. Um den galvanischen Strom 

 durch den Bing zu leiten, wird derselbe am untern Ende seines verticalen Durchmes- 

 sers aufgeschnitten und an einem Theile ein starker kupferner Stiel, am andern eine 

 kupferne Röhre befestigt, welche jenen Stiel nmgiebt, jedoch isoHrt von ihm erhalten 

 wird. An dem untern Ende dieser Röhre und des daraus etwas hervorragenden Stiels 

 werden starke kupferne Stäbe zur weiteren Forlleitung des Stroms befestigt, welche 

 von einander isolirt entweder nahe neben einander, oder strickartig um einander ge- 

 wunden fortlaufen. 



Das dem durch den Kupferring geleiteten galvanischen Strom zukommende 

 magnetische Moment ist aufser der Stromstärke der Gröfse der vom Ringe umschlos- 

 senen Kreisfläche proportional. Nimmt man daher zum absoluten Maafs der Strom- 

 stärke denjenigen Strom an, welchem, indem er die Flächeneinheit umläuft, das be- 

 kannte absolute Maafs des magnetischen Moments zukommt, so ergiebt sich aus dem 

 beobachteten Ablenkungswinkel {e) und aus dem bekannten absoluten W^erlhe des ho- 



20» 



