bedeutendes Erleichteriingsmittel des gegenseitigen Verkehrs darbietet, so scheint es dennoch wUn- 

 schenswerth, ihn durch ein natUrUches, d. h. überall leicht darstellbares Maass zu ersetzen. 



Das Bestreben, ein solches Maass aufzufinden, war für mich die Veranlassung zu einer Arbeit, 

 welche mich zu einigeu Resultaten geführt hat, die mir allgemeineres Interesse darzubieten scheinen, 

 und die ich mir daher erlaube, Ihnen in Folgendem vorzulegen. 



Die Metalle, von welchen man bis jetzt als Einheiten für den electrischen Leitungswiderstand 

 ausgegangen ist, sind chemisch reines Kupfer und Silber, letzteres im geglühten Zustande. Die Ver- 

 suche von Riess und Lenz beziehen sich auf ersteres, während der jüngere Becquerel das ge- 

 glühte Silber vorzieht. 



Das Silber scheint unter allen Metallen durch seine leichte Darstellbarkeit in chemisch reinem 

 Zustande, durch seine Leichtschmelzbarkeit und die Eigenschaft, sich selbst in der ülühhiUe nicht 

 zu oxydiren, vorzugsweise dazu geeignet, für den galvanischen Leitungswiderstand als Maass zu 

 dienen. 



Dass das Glühen den Leitungswiderstand des Silbers vermindert, hat bereits Becquerel der 

 Jüngere bemerkt und für das Verhältniss der Leitungswiderstände des geglühten zum ungeglühten 

 Silberdraht den Werth '-^^ gefunden. Ich bin jedoch zu dem Resultat gelangt, dass eine bestimmte 

 Verhältnisszahl für die Leitungswiderstände des Silbers in diesen beiden Zuständen sich um desshalb 

 nicht angeben lässt , weil man es einerseits ganz in der Hand hat , durch fortgesetztes . Ziehen den 

 Leitungswiderstand des Silberdrahts bis auf verschiedene Höhepunkte zu treiben, und andererseits 

 für das Glühen ganz bestimmte Vorschriften gegeben werden müssen, wenn man einen Draht von 

 unveränderlicher Beschaffenheit erhalten will. 



Ehe ich jedoch diess näher ausführe, liegt es mir ob, Ihnen meine Instrumente und meine 

 Beobachtungsart in wenigen Worten darzulegen. Es waren diess ein Stromregulator mit Argentan- 

 draht bezogen mit zwei Rollen, wovon die eine mit Messung umhüllt die beliebige Verkürzung des 

 Drahts gestattete, während auf der andern das einzuschaltende Drahtstück isolirt aufgewickelt, und 

 so der Strom nach Belieben regulirt werden konnte. 



Die Magnetnadel der Tangentenboussole ist an einem Coconfaden aufgehängt und daher sehr 

 empfindlich; die Theilung gestattet noch die Ablesung von Zwanzigstel-Graden. 



Meine Beobachtungsmanier war die, dass zuerst die Drähte, deren Leitungswiderstand bestimmt 

 werden sollte, auf eine Holzrolle aufgewickelt, bei Ausschluss des Regulators eingeschaltet, der Aus- 

 schlagwinkel beobachtet und nun nach Ausschluss des Drahtes so viel Regulatordraht eingeschoben 

 wurde, dass wieder derselbe Ausschlag entstand. 



Mein Bestreben bei der Darstellung des Silberdrahts ging vor Allem dahin, die gewaltsame Ver- 

 dichtung, welche mit dem Ziehen verbunden ist, durch wiederholtes Glühen möglichst aufzuheben, 

 und eine natürliche Gruppirung der Atome zu ermöglichen. 



Emen Draht von ganz bestimmtem Leitungswiderstande erhielt ich durch folgendes Verfahren: 



Nachdem ich mich der vollkommenen Cohäsion der Silbermasse durch mehrmaliges Umschmelzen 

 des aus chemisch reinem Chlorsilber erhaltenen Regulus versichert hatte, wurde das in die Form 

 ausgegossene Silber zu einem Draht ausgeschmiedet. Gewöhnlich ist bei den ersten Durchzügen 

 öfteres Glühen schon des leichtereu Ziehens wegen unerlässlich. Hat der Draht durch öfteres Ziehen 

 eine solche Dicke erlangt, dass man ihn, ohne ihm zu schaden, auf eine Rolle wickeln kann, so 



