93 



geschieht letzteres öfters, um den abgestreiften Ring in einem Kohlenfeuer gleichmässig zu glüheu. 

 Hat er eine schwache Rothglühhitze erlangt, so wird er allemal möglichst schnell in kaltem Wasser 

 abgeschreckt. 



Je mehr man sich der Oeffnung nähert, durch welche der Draht zuletzt gezogen werden soll, 

 um so öfter glüht man ihn; vor dem zweitletzten Durchzuge 3 — 6 mal hinter einander. Dann wird 

 er zweimal durchgezogen, und zum Beschluss wieder 5— 6mal recht gleichmässig geglüht und 

 abgeschreckt. 



Eine sichere Kontrolle, um sich zu überzeugen, ob ein öfters geglühter Draht in seinem Zusam- 

 menhang nicht nothgelitten hat, welche übrigens bei der so eben vorgeschriebenen Behandlungsweise 

 ganz überflüssig ist, besteht darin, ein Stück des Drahtes durch die folgende Oelfnung des Zieheisens 

 zu ziehen. Etwaige rissige Beschaffenheit zeigt sich dann sofort dadurch, dass der Draht in kleine 

 Stücke berstet. 



Der so behandelte Draht, mag er nun so dick oder so dünn sein, als er will, 

 zeigt stets denselben unveränderlichen Leitungswiderstand. Weiteres Glühen hat 

 keinen Einfluss mehr auf ihn, insofern nicht durch entstehende Risse dfe Integrität des Drahts 

 beeinträchtigt wird. 



Die Einfachheit dieses Resultats lässt es auf den ersten Anblick unbegreiflich erscheinen, dass 

 man nicht schon längst zu demselben gelangt ist. Die Sache verhält sich jedoch ganz anders, wenn 

 man die Schwierigkeiten näher kennt, welche mit der Darstellung eines wohlgeglühten Silberdrahts 

 verbunden sind, wenn man einen andern, als gerade den oben vorgezeichneten Weg einschlägt. 



Schon im Aeussern zeigt sich zwischen Silberdraht, der oft hinter einander gezogen und solchem, 

 der zwischen den einzelnen Zügen geglüht worden ist, ein bedeutender Unterschied. Die auf der 

 vor Ihnen stehenden Rolle aufgewickelten Proben werden Ihnen diess am besten zeigen. 



Die beiden matten Drähte sind beide nahezu im geglühten Normalzustande befindlich. Drückt 

 die Zahl 1000 den Leitungswiderstand aus, welcher sich als Mittelwerth von zehn verschiedenen 

 ausgeglühten Drähten herausgestellt hat , so beträgt der Leitungswiderstand des dickeren 992 , wäh- 

 rend die Zahl 1007 dem Leitungswiderstand des dünneren entspricht. Diese beiden Drähte repräsen- 

 tireu zugleich die grössten Abweichungen, in positivem und negativem Sinne, welche überhaupt bei 

 der obigen Behandlungsart vorkommen, so dass die äussersten Grenzen der Abweichung eines be- 

 liebigen Normaldrahts von dem wahren Mittelwerth + y^o betragen. Durch Anwendung mehrerer 

 Drähte lässt sich natürlich der wahre Mittelwerth bis zu einem beliebigen Grad der Genauigkeit 

 bestimmen. 



Um Ihnen den Gang anschaulich zu machen, welchen der Leitungswiderstand eines Drahtes zu 

 nehmen pflegt, der im Allgemeinen nach der obigen Vorschrift behandelt worden ist. den man aber, 

 anstatt ihn nach dem letzten Durchzug noch 3— 4mal zu glühen, durch ebensoviele successive Oeff- 

 nungen gezogen hat, erlaube ich mir, Ihre Aufmerksamkeit auf die obere Curve*) dieser Tafel 

 zu lenken. 



Die Anzahl der Glühungen ist dabei immer als Abscisse eingetragen, während die Leitungs- 

 widerstände die Ordinaten repräsentiren. Wir sehen, wie der Leitungswiderstand bei den ersten 



*) Der Redner hatte die beiden crwUlinten C'iirven aiif einer Wandtafel verzeichnet. 



