10R 



kiSnuen, ohne in der (jlasblasekunst grosse Uebiing zu haben; was bei den Gay- Lussac' sehen 

 Büretten nicht ganz der Fall ist. Nach mehreren Versuchen, Ventile und gläserne Hähne anzuwenden, 

 habe ich von diesen Mitteln abgestanden. Die Operation geht mit Hähnen sehr leicht und sicher, 

 allein ich konnte mir keine so gut verschliessende verschaffen, dass ich die Röhre mit Probefliissig- 

 keit von einem Versuche zum andern stehen lassen konnte. Die Hähne von Geisler in Bonn sind 

 ausgezeichnet; sie schliessen wasser- und luftdicht für lange Zeit, allein bei Anwendung krystallisir- 

 barer Körper, wie von Kleesäure und Aetznatron, bildete sich um die Lilie des Hahnes immer eine 

 Efflorescenz, die Lille hob sich etwas in ihrem Rohre und Tropfen kamen durch. Es gelang mir 

 durch einen glücklichen Griff, den theuren gläsernen Hahn durch eine Vorrichtung zu ersetzen, 

 welche jede beliebige Zeit absolut luft- und wasserdicht schliesst, welche sich durch einen Hände- 

 druck beliebig öffnen lässt und welche endlich beinahe nichts kostet. Es ist dies ein kleines Stück- 

 dien xulcanisirter Kautschukröhre, die durch eine kleine Klammer aus Messingdraht geschlossen 

 wird. Die Enden dieser Klammer, welche ich Ouetschhahu nenne, sind nach den entgegengesetzten 

 Seiten unter rechten Winkeln umgebogen und mit Druckplättchen versehen, so dass, wenn man 

 gegen die beiden Enden drückt, sich die Klammer öffnet und nach Willkülir einen einzigen Tropfen 

 oder einen vollen Strahl durchlässt. Das Prinzip der Art des Oeffnens ist auch bei den Platinzangen 

 angewendet, die man bei Löthrohrversuchen gebraucht. Wenn man sie nicht anrührt, so sind sie 

 geschlossen und nur beim Drucke öffnen sie sich. Das Maassrohr ist eine gerade , möglichst cali- 

 brische und in .5tel Cub. Cent, getheilte Glasröhre, welche unten etwas verengt ist, um in die 

 Kautschukröhre zu passen. Ein kleines Stückchen Glasröhre bildet den Ausfluss unter dem Ouetsch- 

 hahn. Diese Vorrichtung dürfte im chemischen Laboratorium wegen ihrer Einfachheit und Unzer- 

 störbarkeit vielfache Anwendung finden. Man kann sie bei dem ZUndlampeu statt des Hahnes ge- 

 brauchen, bei Gasometern, um das Gas zu reguliren, wobei man durch ein zwischengelegtes Keil- 

 chen von Holz auch einen beständigen Durchgang veranlassen kann; zum .\blliessenlassen von Wasser 

 in Kühlgeräthschaften, zum Abfliessenlassen durch Heber, an deren äusserm Ende das Quetschhahn 

 sich befindet, bei Aetznatron, Ammoniak, Schwefelsäure, Salzsäure, Analysenproben und dergleichen. 

 Eine zweischenkliche Heberröhre in eine gefüllte Flasche gestellt, verwandelt diese gleichsam in 

 eine mit einem gläsernen Hahn versehenen Flasche. Eine Flasche mit Schwefelsäure bleibt gleichsam 

 im Zapfen, wenn man die Röhre gefüllt drinnen stecken lässt, und man kann jederzeit kleine und 

 grosse Mengen Schwefelsäure aus dem Ballon nehmen. Der Ouetschhahn hat den Vorzug, nicht 

 nachzutrippen, denn er schliesst sich von selbst, wenn man ihn loslässt. 



Die mit dem Ouetschhahn versehene Messröhre befindet sich in einem beliebigen Stative senk- 

 recht angebracht, dass man ihr jede Höhe geben kann. Beim Gebrauche füllt man die Röhre bis 

 über den Punkt mit der Probeflüssigkeit, öffnet den Ouetschhahn einen Augenblick ganz, um die 

 Luft aus der Ausflussröhre zu verdrängen und lässt jetzt genau bis an ablaufen. Zu diesem 

 Zwecke bringt man das Auge auf die Höhe von 0, fasst den Ouetschhahn zwischen Daumen und 

 Zeigefinger der rechten Hand und drückt leise. Man sieht jetzt oben die Flüssigkeit langsam sinken; 

 so bald dte nach unten gerichtete Concavität der Flüssigkeit den Theilstrich, wie der Kreis eine 

 Tangente berührt, lässt man den Hahn los, und im selbem Augenblicke steht auch die Flüssigkeit 

 stille und bleibt wochenlang bei stehen, wenn man von oben die Verdunstung verhütet. Die 

 Problerröhre ist jetzt normal gelullt und man geht zum Versuche über, welches im Sitzen geschieht, 



