Betrieb der magnetischen Station. 9 
Einfluß des großen Wagemagneten auf die beiden kleinen D- und H-Magnete zu befürchten. Beim 
Wagemagneten wurden Spindel und Schräubehen, welche den Schwerpunkt in Höhe zu verstellen 
erlauben, entfernt, um möglichst wenig lose Teile zu haben. Die zweckmäßige Höhe des Schwerpunktes, 
welche die Empfindlichkeit bestimmt, wurde vielmehr durch Verstellen der Spitzen erreicht, so daß 
bei festem Anziehen von Mutter und Gegenmutter die Spitzen richtig standen. Es war zwar eine ein- 
malige mühsame Arbeit, die sich jedoch in der Folge durch Stetigkeit des Stands reichlich belohnt 
machte. Für die seitliche Verschiebung des Schwerpunktes wurde ein besonders stramm sitzendes 
Schräubchen beibehalten. 
Die erzielten Empfindlichkeiten der einzelnen Variometer waren in ganz runden Werten 
ausgedrückt pomm AD=1’=4,,AH=3Y1,AZ=7Y. Wegen aller genaueren Daten wird auf 
die ausführliche Ausarbeitung in Bd. VI dieses Werks verwiesen. 
4. Betrieb der Station auf der Scholle April—Juli 1902. 
Bei allen magnetischen Arbeiten auf der Scholle und später im Eisberg wurde ich durch den 
jugendlichen Matrosen LENNART REUTERSKJÖLD unterstützt. Ich möchte auch hier seiner treuen, 
verständnisvollen Hilfe, seiner unermüdlichen Ausdauer auch unter schweren 
Umständen dankbar ein Denkmal setzen. 
Noch vor der regelrechten Aufnahme des Betriebs traf uns ein schwerer 
Verlust: am 27. März brach während unserer Abwesenheit in der Mittags- 
pause die Unruhefeder eines Registrierapparats, und wir waren gezwungen, 
vorläufig auf die Registrierung der Wage zu verzichten, bis es Herrn Ober- 
maschinisten STEHR im Lauf des April gelungen war, mit Hilfe der Uhr- 
walze eines amerikanischen Drachenapparats einen brauchbaren Ersatz zu 
schaffen. Doch verursachte der Unglücksfall vom 27. März das ganze Jahr 
hindurch eine dauernde Erschwerung des laufenden Dienstes, da der im- 
provisierte Apparat nur 12 Stunden lief und eine häufigere Bedienung und 
Kontrolle seines Gangs erforderte, abgesehen davon, daß das photographische 
Papier für die Walze besonders zurechtgeschnitten werden mußte. 


Vom 30. März ab begannen die regelmäßigen Aufzeichnungen von D und _& emp! por. 
H, vorläufig mit manchen Unterbrechungen, die sich aus den im nächsten Abbildung 5. 
Mein braver Assistent: 
Paragraphen geschilderten Schwierigkeiten erklären. Am 5. Mai kamen die ee 
regelmäßigen Aufzeichnungen von Z hinzu. Am 2. Juli mußte die Station 
wegen Untergangs der Scholle abgebrochen werden. Über die neue Station im Eisberg werden wir 
weiter unten berichten. 
Die regelmäßige tägliche Bedienung erfolgte zunächst in der Regel dreimal am Tage. 
ImApril, wo nurD und H registrierten, war mittags Bogenwechsel mit Bedienung der Lampen, außer- 
dem noch in der Regel vor- und nachmittags je ein Termin; bei jedem Termin wurden Zeitmarken ge- 
macht, und die Temperatur des H-Variometers abgelesen. Im Mai, als die Registrierung der Wage 
mit nur zwölfstündiger Laufzeit der Uhr hinzukam, war morgens und abends um 9 Uhr Bogenwechsel, 
außerdem noch einmal ein Termin über Tags. Auf diese Weise bekam der Bogen vonD undH, sowie der 
Tagebogen von Z eine dreifache Zeitbestimmung, indem die Zeit des Anfangs- und Endpunkts der Kurve 
notiert und in der Mitte eine Zeitmarke gemacht wurde. Beim Nachtbogen von Z fiel die Zeitmarke aus, 
damit aber gerade die sicherste Zeitbestimmung!). Um nun für jeden Z-Bogen die sichere Zeitmarke in 
1) Wir hielten unsre Z-Bogen auf der amerikanischen Drachenwalze mit zwei Gummibändern fest; dabei war ein geringes Auf- 
wölben des Papierrandes nicht zu vermeiden. Letzteres gefährdete aber die Sicherheit der Zeitbestimmung in der Nähe des Randes. 
2* 
