1902. 
Juni 23. 
Juli 2 
Jul 3: 
September 5. 
8. 
19. 20. 21. 23. 
Oktober 27. 
31. 
November 7. 
118). 
23. 
Tagebuch des Variations-Observatoriums. 17 
Instrumente neu nivelliert. 
> Wasser im Raum reicht stellenweise bis ans Knie. 
Versuch einer Temperaturkoeffizientenbestimmung von H und Z. Heizung des Raumes 
mit Lampen; gleichzeitige mehrfache absolute Messungen. 
Abbruch der Station auf der versinkenden magnetischen Scholle. 
Station im Eisberg. 2. Juli 1902 bis 30. Januar 1903. 
Transport nach dem Eisberg. 
Aufstellung und Justierung von D und H im Eisberg. Temperatur — 12°, 
Beginn der Registrierung. 
Raum war noch nicht dieht genug gegen Licht und Wind, der durch Eisspalten 
eindringt. Aufstellung noch einmal abgebrochen. Diehtungsarbeiten ausgeführt. 
Endgültige Justierung von D und H. Beginn der ununterbrochenen Registrierung. 
Justierung der Wage. 
Fortwährende langsame Neigungen machen mehrfache Neujustierungen und Nivel- 
lierungen erforderlich. 
H bei magnetischer Störung umgeschlagen; beim nächsten Termin wieder zurück- 
gedreht. 
Skalenwertsbestimmung von Z. Ablenkungen aus vier verschiedenen Entfernungen, 
um die Abhängigkeit des Skalenwerts von der Ausschlagweite zu untersuchen. 
Skalenwertsbestimmungen des H-Variometers; Ablenkungen aus drei Entfernungen. 
Eisberg ist in ganz langsamem Kentern nach magnetisch Ost begriffen, wahrscheinlich 
infolge einseitiger Abschmelzung unter Wasser; Berg hat unregelmäßige Formen. 
Gehänge von H lag an. Neu nivelliert. 
sehänge von D und H lagen in magnetisch Ost an; nivelliert. 
D und H neu nivelliert, da Gehänge beinah wieder anlagen. 
Abstandsmessungen zwischen Walzen und Instrumenten. 
16. Sept. bis14. Okt. Schlittenreise nach dem Gaussberg, an welcher BIDLINGMATERteil- 
nimmt; inzwischen versieht LExnart REUTERSKJÖLD allein den regelmäßigen Dienst. 
H schlägt um; Gehänge wird jedesmal beim nächsten Termin mit Streichholz in 
die alte Lage zurückgedreht. 
H war während eines starken Südlichts umgeschlagen. 
H lag an, D beinahe, wieder nach magnetisch Ost. Nivelliert. 
Neujustierung von H, um das Überschreiten des Papierrandes durch den Licht- 
punkt zu verhindern. Spiegel des zweiten Punkts zurechtgebogen. 
H war umgeschlagen; zurückgedreht. 
Beginn des Beschlagens der Linsen. Innentemperatur ist — 9%; Außentemperatur 
war in den Tagen vorher auf — 3° gestiegen. 
Z war umgeschlagen; wieder frei gemacht. H schlug während des Bogenwechsels 
um, zurückgedreht; kein Kurvenverlust. 
H war umgeschlagen, zurückgedreht. 
” BE) 
Linsen ganz mit Eiskristallen besetzt. Temperatur innen — 60.5 
Linsen müssen von jetzt ab täglich abgewischt werden. 
‚ draußen — 2°, 
