Das Arbeiten mit dem Pantographen. 91 
zunehmen sein; die etwaigen Korrektionen des Maßstabs werden daselbst für die erforderlichen Tage 
genau mitgeteilt werden. 
Was die Basiswerte betrifit, so genügen zur Verwertung der Variationen fast für alle Zwecke 
die auf Seite 19 mitgeteilten mittleren Werte der Elemente. Der genaue absolute Wert eines beliebigen 
Kurvenpunkts ist mit Hilfe der für jeden Tag besonders angegebenen, rein zufällig nach zeichnerischen 
Zweckmäßigkeitsgründen gewählten Basislinien D,, H,, Z, jeder Kurve zu bestimmen; jedem Tag ist 
eine bestimmte Nummer n zugeordnet. Die Liste der absoluten Werte der Basislinien D,, H,. Z, wird 
in Band VI gegeben werden. 
Zum Schluß machen wir noch auf die in unsern Tafeln enthaltenen Südliceht-Angaben 
aufmerksam. Es schien wertvoll, auch im Kurvenbild für das Auge wenigstens die Tatsache einer 
Polarlichtbeobachtung in kürzester Form anzumerken. Die Beobachtungen sind den meteorologischen 
Tagebüchern, welche für jede Stunde die Ergebnisse der Himmelsschau enthalten, sowie einem 
besonderen ausführlichen Tagebuch für Südlichter entnommen. Wo zusammenhängende Beobachtungs- 
reihen vorliegen, ist dies in der Form —— x—y" angemerkt; wo die Beobachtungen der nur zu jeder 
vollen Stunde erfolgenden Himmelsschau wiedergegeben sind, ist der betreffenden Stundenlinie unserer 
Tafeln das Zeichen —.. beigesetzt. Die Exponenten O0 1 2 charakterisieren in bekannter Weise die Stärke 
des Südlichts. 
IV. Über die Umzeichnung der Kurven nach den Originalen mittels 
des Pantographen nach Adolf Schmidt. 
Von Anton Bayer. 
Zur Umzeichnung der Kurvenphotogramme der magnetischen Variationen, welche von der 
Deutschen Südpolar-Expedition aufgenommen wurden, fand der Pantograph nach Prof. An. SCHMIDT 
(Potsdam) Verwendung, der mit der Einfügung der Kurven in eine einheitliche Zeitabszisse gleichzeitig 
auch die Reduktion ihrer Ordinaten auf den gleichen Maßstab gestattet. (Beschreibung s. Ztschr. f. 
Instrumentenkunde Bd. 29 S.1, 1909.) Wenn auch schon an anderer Stelle der Gebrauch des 
Pantographen angegeben wurde, wie er der Absicht des Erbauers entsprach, so dürfte es 
vielleicht doch nicht unnötig sein, in Kürze anzugeben, wie er in der Praxis bei unserem Atlas 
Verwendung fand, und wie er sich darın bewährte, zumal da sich einerseits Abweichungen 
von dem angegebenen Gebrauche als zweckmäßig erwiesen, andererseits sich auch Mängel 
am Apparate zeigten, die vielleicht nicht vorhergesehen waren. Ferner kann ja doch bei jeder 
Umzeichnung nur ein gewisser Grad von Genauigkeit in der Wiedergabe erreicht werden, und schon 
deswegen ist es für den Gebrauch des Kurvenatlasses von Wichtigkeit zu wissen, wieweit gemäß der 
Leistungsfähigkeit des Umzeichnungsapparates diese Kurven den Originalen entsprechen. Es soll 
deshalb im folgenden angegeben werden, wie die dem Atlas zugrunde liegenden Zeichnungen ent- 
standen sind. 
Zunächst wurde auf die dazu bestimmte Trommel des Apparats, dessen Arretierungen gelöst waren, 
das Zeichenblatt aufgelegt, auf welchem nur zur vorläufigen Orientierung mittels Bleilinien der Raum 
abgegrenzt war, welchen die Abszissen von 24 Stunden ausfüllen sollten. Außerdem war noch an diesen 
Linien eine vorläufige Zentimetereinteilung für die Ordinate angebracht. Darauf wurden mittels der 
Zeichenfeder die Richtungen der Abszisse und Ordinate markiert, die später der Einteilung des Blattes 
in Abszissen- und Ordinatenlinien zugrunde gelegt werden sollten. Es sind dies die beiden Richtungen, 
wie sie die Feder horizontal und vertikal zeichnet, wenn nur die Trommel oder nur der Stift bewegt wird. 
