2 ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES 
trations dont les limites ont varié de 30 à 500 grammes 
par litre, des expériences sur des dissolutions très 
étendues ont montré que la loi s'étendait jusqu’à des 
concentrations de 0 gr. 5 par litre, Pour voir si la loi 
s'étend jusqu'au corps non dissous, il fallait pouvoir 
faireles mesures de réfraction surle corps non dissous, 
au besoin à l'abri de l'air, et sur une solution assez 
concentrée, dans les mêmes conditions de précision. 
Pour réaliser, par la suite, cette expérience, l’auteur à 
imaginé un appareil autocollimateur qui permet de 
mesurer les propriétés optiques, réfraction et disper- 
sion, des solides, dans l'air ou dans un liquide, et des 
liquides ou solutions. Le liquide est placé dans une 
cuve fixe, disposée au centre de la platine du gonio- 
inètre et fermée, du côté de la lunette autocollimatrice, 
par une bonne glace de verre. Un prisme de verre, par 
exemple, de 30° environ, tourne dans le liquide, sa 
face antérieure restant dans le plan de symétrie de 
l'appareil; le mouvement de ce prisme est solidaire du 
mouvement du vernier qui glisse sur le cercle divisé 
complètement protégé, sauf à l'endroit où se trouve le 
vernier. Une vis micrométrique à règle et tambour 
divisés donne une plus grande précision pour des 
mesures différentielles. On annule, en somme, ainsi la 
déviation produite par le prisme solide d'angle cons- 
tant par celle due à un prisme liquide d'angle variable. 
En appliquant tout simplement la loi de la réfraction, 
on peut done facilement déduire l'indice du solide ou 
du liquide suivant que l’on connaît l’un ou l’autre. 
L'appareil se prête aux mesures d'angle, d'indices et de 
dispersions de corps solides et liquides, de pouvoirs 
dispersifs de verres. Il peut même être employé comme 
spectroscope. — M. C. Chéneveau : Sur une méthode 
simple pour la mesure d'un champ magnétique. Etant 
donnée la petite dénivellation qu'on obtient en placant 
un liquide magnétique, par exemple, dans un champ 
magnétique, on peut penser gagner en sensibilité en 
plaçant dans le champ le niveau de séparation de deux 
liquides de densités voisines, l’un magnétique et l’autre 
diamagnétique, disposés dans deux gros réservoirs 
reliés par un tube fin. On peut ainsi obtenir une déni- 
vellation qui permet déjà de voir nettement, sans 
instrument d'optique, ou de projeter dans un cours, 
sans dispositif spécial, cet effet appréciable du champ. 
Pour avoir une mesure exacte du champ, au point où 
se trouve le niveau, si le champ est supérieur à 
1.000 gauss, on peut mettre en communication le dis- 
positif des deux tubes précédents, d’une part avec un 
petit compresseur, d'autre part avec un manomètre 
différentiel, et comprimer l'air jusqu'à ce que le niveau 
soit revenu au même point et à l'équilibre. En d’autres 
termes, on compense la pression due au champ par 
une pression, due au compresseur, qui est mesurée 
par la dénivellation 2 du manomètre différentiel. On 
peut ainsi multiplier par 130 environ l'effet produit 
dans le champ, c'est-à-dire observer 6 cm. 7 de déni- 
vellation au manomètre au lieu de 0 em. 05 dans un 
champ de 2.800 gauss. L'intérêt de cet appareil, qui ne 
nécessite pas un dispositif de mesure très précis, est 
de donner le champ H par une formule simple 
H— 4 Vh, où kÆ est la constante de l'appareil, et de 
mesurer un champ d’une étendue excessivement petite 
ou en une région très étroite, qu'il soitou non uniforme, 
continu ou alternatif. — M. Jean Perrin attire l’atten- 
tion sur les résultats qu’on peut obtenir en réfléchissant 
à la répartition d'équilibre que prennent, sous l’in- 
fluence d'une force constante (gravitation, force cen- 
trifuge, etc.), les ions et les molécules d'une colonne 
de solution parallèle à la direction de la force. Il suffit 
d'appliquer la formule générale : 
Fr TU 
CO RT 
où Cet c désignent les concentrations en deux niveaux 
différents, W le travail nécessaire pour faire passer la 
molécule-gramme de l'espèce considérée de l’un à 
l'autre de ces deux niveaux, R la constante des gaz 
parfaits, T la température absolue. Pour les molécules 
neutres, et dans le cas de la pesanteur, W se réduit au 
produit M (1— x) gh, h étant la différence des niveaux 
et « un coefficient inconnu qui exprime ce que devient 
la poussée d'Archimède à l'échelle de la molécule (par 
exemple, dans l’eau, pour une molécule d'eau, ce 
coefficient est égal à 1). Pour un ion, à ce travail de la 
pesanteur, s'ajoutera en général un travail contre des 
forces électriques; l'ion le plus inerte, en s'accumulant 
dans les couches profondes, entraine en effet avec lui 
un excès de charge de son signe, jusqu'à ce que la 
force électromotriee par là développée empèche l'arrivée 
de nouvelles charges du même signe. Si l’on élimine la 
hauteur À entre les trois équations de répartition rela- 
tives aux molécules neutres et à chaque sorte d'ions, 
onobtient: d'une part, la loi de variation d'ionisation en 
fonction de la profondeur, et, d'autre part, l'expression 
de la force électromotrice de gravitation (qui n a aucun 
rapportavec ladifférence de potentiel réalisée en régime 
variable, selon la théorie de Nernst, entre deux solu- 
tions inégalement concentrées d’un électrolyte). La loi 
de variation d'ionisation se trouve identique à la for- 
mule empirique proposée par Rudolphi et Van’t Hoff 
pour représenter la loi de dissociation en ions d’un sel 
en fonction de sa concentration. — M. A. Collot : NVou- 
velle balance à pesées très rapides. Cette balance est 
du type à deux colonnes et possède un dispositif spécial 
pour opérer une pesée complète sans ouvrir la cage. 
Les gros poids de 1 à 50 grammes sont placés dans un 
même plan horizontal et se posent sur un plateau spé- 
cial placé en dessous de l'étrier ordinaire. Ceux de 
1 et 2 grammes sont formés par des petits cylindres avec 
cavités coniques en dessous; ceux de 5 à 50 grammes, 
par des anneaux concentriques les uns aux autres. 
Tous ces poids peuvent être soulevés en tournant des 
boutons placés à l'extérieur de la cage; ces boutons 
indiquent zéro lorsque le poids est placé sur le plateau, 
et sa valeur lorsqu'il est enlevé. Les décigrammes sont 
formés par quatre cavaliers manœuvrés, également en 
dehors de la cage, par des boutons portant aussi le 
chiffre zéro ou la valeur du poids. Le total de tous ces 
poids est de 100 grammes, portée de la balance. Un 
amortisseur donne directement les centigrammes, les 
milligrammes et fractions de milligrammes. Il est 
chiffré zéro au milieu et 100 à chaque extrémité; ces 
chiffres sont précédés du signe + ou du signe —. Une 
tare de 100 grammes est toujours placée sur l’étrier de 
gauche, et le total des poids sur celui de droite. Pour 
effectuer une pesée, l'opérateur vérifie d'abord l’équi- 
libre de sa balance, pose ensuite le corps dans l'étrier, 
où naturellement il forme surcharge, puis manœuvre 
les boutons pour enlever une combinaison de poids 
équivalante à cette surcharge; les chiffres qui parais- 
sent en indiquent la valeur. Une simple lecture sur 
les boutons, pendant que les oscillations s'amortissent, 
donne donc le poids du corps à 4 décigramme près; il 
suffit, pour l'obtenir au 1/10 de milligramme, d'ajouter 
ou de retrancher, suivant qu'ils sont précédés du signe 
—+ ou du signe —, les milligrammes et leurs fractions 
lus directement sur le micromètre. Il est facile de se 
rendre compte immédiatement des avantages obtenus 
avec un appareil ainsi disposé. Plus de manœuvre des 
poids avec les mains. Les poids, étant toujours dans 
l’intérieur de la cage, ne se détériorent pas. La cage 
reste complètement close pendant toute la pesée. 
Aucune erreur n'est possible dans la totalisation des 
poids, puisque les chiffres ne paraissent que lorsqu'ils 
composent la masse du corps. La pesée est faite par la 
méthode de la double pesée. En effet, elle résulte bien 
de la substitution, du méme côté de la balance, de poids 
marqués au corps à peser. Toutes les pesées sont faites 
sous la charge maximum, donc sensibilité absolument 
constante, condition indispensable dans les balances à 
lecture directe des derniers poids. En résumé : rapi- 
dité extrême pour l'exécution des pesées avec résultats 
aussi rigoureusement exacts que possible. 
