CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 
Le thorax du sujet est appliqué ordinairement à un 
-entonnoir relié à un tube. Le transmetteur employé 
par M. Weiss est basé sur le fait qu'une membrane 
circulaire de solution de savon surpasse les micro- 
phones, même les plus parfaits, par sa sensibilité aux 
ondes acoustiques. Pour enregistrer les vibrations d’un 
système si délicat, l'expérimentateur a construit un 
appareil spécial, dit phonoscope, qui, en dehors de son 
emploi direct, se prête à nombre d’autres applications 
scientiliques. 
L'une des extrémités d'un mince fil de verre argenté, 
recourbé en angle, est appliquée au centre de la mem- 
brane savonneuse; l'autre extrémité est fixée à un 
support spécial. Les vibrations de la membrane, trans- 
mises de cette facon à un levier de verre, sont enre- 
gistrées par la photographie. 
Le phonoscope consiste essentiellement en une cais- 
sette prismatique ABCDEFGH (fig. 1 et 2), disposée 
sur un pied de laiton. La paroi postérieure de cette 
caissette comporte une fenêtre amovible. La paroi 
antérieure porte un traineau S qui se déplace entre 
des guides verticaux, dont le frottement suffit pour le 
maintenir en une position quelconque. Au milieu de 
ce traîneau est attaché un tube cylindrique T renfer- 
mant une douille 1 qui s’y déplace avec une extrême 
facilité. Cette douille est fermée à son extrémité anté- 
rieure par une plaque munie à son centre d'un trou 
circulaire Z de {1 centimètre de diamètre, dont les 
bords forment un tranchant aigu. C'est ce trou qui 
reçoit la membrane de savon, tendue sur l'ouverture 
intérieure. 
La paroi supérieure de la caissette porte le levier en 
verre qu'il s'agit d'amener au contact de la membrane. 
Ce levier est scellé avec de la laque plate à un bâton 
de verre ab (fig. 2), vertical dans sa portion supérieure. 
Ce bâton se continue par une section horizontale (nor- 
male à la surface de la membrane) et qui se termine 
par un œil circulaire e parallèle à cette surface. Après 
avoir inséré cet œil circulaire dans la membrane de 
savon, on l'aju-le de façon à le placer dans son centre. 
A cet effet, le levier est attaché à un dispositif suscep- 
tible d’un mouvement universel; les déplacements 
longitudinal et transversal sont assurés par deux trai- 
neaux K et L, et les mouvements verticaux par une 
douille filetée M, combinée à un ressort spiral. Les 
g 
= 
Fig. 1. — Vue en élévation du phonoscope. — ABCD, cais- 
sette prismatique; S, traineau; T, tube cylindrique; 1, 
douille; Z, trou circulaire recevant la membrane de savon: 
R, U, objectifs microscopiques. 
déplacements de la membrane de savon sont effectués 
par le traineau ÿ, attaché à la paroi antérieure de l'appa- 
reil, et le tube T, fixé à son milieu. 
Un objectif microscopique R, inséré dans un tube, 
sert à éclairer le levier, dont l'image est projetée 
par un autre objectif U inséré dans un tube fixé, en 
regard du premier, à la paroi opposée; les axes op- 
tiques des deux tubes coïncident dans une même ligne 
droite, 
La plus grande difficulté de construction consiste à 
choisir les dimensions du système vibraloire, dont 
dépend la sensibilité du phonoscope. Le poids total 
de la membrane et de son levier n'est, en effet, au 
maximum, que de 
0,00005% gramme. 
Le dispositif 
d'inscription est 
celui de MM. L. 
Hermann et Gil- 
demeister’, à fente 
verticale el à pla- 
que photographi- 
que douée d'un 
déplacement ho- 
rizontal. D'autre 
part, on peul 
rendre les vibra- 
tions du levier di- 
rectement visibles 
sous la forme de 
courbes; en re- 
couvrant la fente 
d'une plaque de 
verre dépoli à 
grains très fins, on 
voit, en effet, le le- 
vier apparaitre sur 
celle-ci comme un 
pointnoir dont les 
vibrations, dans le 
miroir tournant 
de Kôünig, pren- 
nentl'aspectd'une 
courbe.C'est ainsi 
qu'on représente immédiatement les courbes des sons 
de la parole. 
La longueur totale du levier de verre est de 18 mil- 
limètres ; son diamètre est de 0,01 millimètre et, comme 
le poids spécifique du verre est de 2,5, son poids total 
n'est que 0,000.0035 gramme. 
Les inscriptions des sons du cœur faites, simultané- 
ment avec l'enregistrement des pulsations, à l'aide de 
l'appareil décrit ci-dessus ont donné les résultats sui- 
vants : 
4° Les sons du cœur présentent le caractère des 
sons musicaux; leurs fréquences sont intermédiaires 
entre 66,7 et166,7 par seconde. Souvent, des vibrations 
plus lentes, d'une fréquence de 20 par seconde, ou 
même moins, viennent se superposer sur les vibrations 
plus fréquentes ; 
20 L'intervalle entre les commencements des deux 
sons d’une même période d'activité du cœur, c'est-à- 
dire la durée de la systole, varie, chez les adultes, entre 
26 et 36 centièmes de seconde et, chez le fœtus, entre 
17,5 et 18,5 centièmes de seconde; 
3° L'intervalle entre le commencement du premier 
son et l'accroissement de pression dans la carotide est 
normalement de 6,75 à 7,75 centièmes de seconde. 
D'autre part, M. E. Herrmann*, en étudiant, au moyen 
du phonoscope, les sons des instruments à corde, a pu 
vérifier les analogies entre les sons de différents ins- 
truments que les musiciens constatent par voie pure- 
ment acoustique. C'est ainsi que certains sons de la 
corde /a du vivloncelle ressemblent beaucoup à certains 
sons de la corde so/ du violon, de même que certains 
sons de la corde /a du violoncelle ressemblent aussi, 
par la forme de leurs courbes, aux voyelles À ou Ao, 
et que certains sons de la corde so] du violon ne sont 
pas dissemblables, par leurs qualités acoustiques et la 
forme de leurs courbes, des sons d’un cor de chasse 
doucement joué. 
Te 
1 Pflüger's Archiv, t. CX, p. 88, 1905. 
2 Zeitschrift f. biol. Techn. u. Meth., t. I, p. 59, 1908. 
Fig. 9. — Vue en perspective de la 
partie supérieure du phonoscope. — 
ABHG, couvercle de la caissette 
rismatique; K, L, traineaux; M, 
ouille filetée: N, vis micromé- 
trique; ab, bâton de verre; cde, 
levier, terminé par un œil circulaire 
qui se fixe sur la membrane de 
savon. 
