JEAN MASCART — L'ACTINOMÉTRIE ET LA MÉTÉOROLOGIE À TÉNÉRIFI 903 
absorbant de la surface intérieure soit 0,9; on | par la mesure de l'énergie électrique nécessaire 
aura, pour l'intensité e d'un rayon qui à pénétré 
dans l'intérieur : 
ADLESS: ral: Pan 0 1 2 3 réflexions 
L'intensité . . . e 09e 0,99e 0,99 0e 
et ainsi, après trois réflexions, on a absorption 
complète à 1/1.000 près de l'intensité. Divers acti- 
nomètres se servent de cette propriété : parexemple, 
le Aowing water pyrheliometer de Abbott; l'acti- 
nomètre à glace, de Michelson qui est, en principe, 
un calorimètre Bunsen dans l'intérieur duquel les 
rayons entrent par un diaphragme de dimensions 
connues; le pyrhéliomètre d'Angstrom, dans la 
modification de Scheiner. Aussi bien, il importe 
peu que le pouvoir absorbant soit complet ou non, 
pourvu qu'on le connaisse : Angstrôm a montré 
que, pour les pyrhéliomètres, le pouvoir absorbant 
ne varie que de quelques dixièmes pour cent, et il 
a introduit le chiffre trouvé dans la formule de son 
instrument. 
Mais il est un fait indéniable : le coefficient 
d'absorption n’est pas le même pour tous les rayons 
et change un peu avec la longueur d'onde. Ce chan- 
gement est-il assez petit pour que l'on puisse 
admettre un coefficient moyen, même en tenant 
compte de ce fait que la composition de la radiation 
totale varie suivant la hauteur du Soleil et l’état de 
l'atmosphère? Les réponses à cette question sont 
opposées, bien entendu, suivant la position que l'on 
adopte. 
Quoi qu'il en soit, divers appareils, appelés acti- 
nomètres, ont été utilisés pour la mesure de la 
constante solaire,et,en ne considérant que les acti- 
nomètres dits « absolus », ces instruments peuvent 
se diviser en deux groupes : 
1° Les actinomètres calorimétriques (le pyrhélio- 
mètre de Pouillet, qui est le plus ancien, Violle, 
Crova.…, récemment Abbott),constitués,en principe, 
par un thermomètre à réservoir noirci : dans ces 
appareils, on admet que le nombre de calories 
nécessaire pour élever la température du thermo- 
mètre est équivalent à celui de l'énergie recue par 
le réservoir du thermomètre, lorsque celui-ci est 
exposé au rayonnement solaire. 
Tous les actinomètres de cette catégorie con- 
tiennent un liquide de chaleur spécifique connue, 
savoir : le pyrhéliomètre de Pouillet, de l’eau ; 
l'actinomètre de Crova, de l'alcool ou du mercure 
(Abbott); le « flowing water » de Abbott, de l'eau. 
On mesure l'augmentation de température du 
liquide en tenant compte du refroidissement; dans 
l'actinomètre de Michelson, on mesure la glace 
fondue dans un temps déterminé. 
9% Les actinomètres dans lesquels la mesure est 
faite, non par des procédés calorimétriques, mais 
pour produire le même effet que le rayonnement 
solaire : à ce groupe appartiennent l'actinomètre 
de Angstrüm et celui de Féry. 
L'instrument de Angstrôm, nommé pyrhélio- 
mètre ‘, se compose de deux lames identiques, dont 
l'égalité de température peut 
être constatée à l’aide de pinces Ecran 
thermoélectriques (fig. 1) : ces 
pinces sont disposées de telle 
manière quele galvanomètre qui 4 
leur est relié se trouve au zéro 
Fig. 1. — Schéma 
orsque la érature des pin- : Jeu 
lorsque la température des pin rites 
ces est la même. L'une des d'Angstrüm. 
lames est alors exposée au 
rayonnement solaire, tandis que l'autre reste à 
l'ombre et, dans cette dernière, on fait passer un 
courant tel que l'équilibre soit établi au galva- 
nomètre. 
Suivant les uns, le principe revient à admettre 
que le nombre de watts qu'il faut fournir ainsi est 
équivalent à l'intensité du rayonnement étudié, el 
cette équivalence même est sujette à bien des ceri- 
tiques. Selon les partisans de cet instrument, le 
watt n'entre pas en ligne de compte, parce que le 
watt (—1N X A) dépend de la tension en volts qui 
n'entre pas du tout dans la chaleur dite de Joule 
dont il s'agit ici (eiw*) ; équivalence entre le courant 
d'intensité ; dans un circuit de résistance w, d’un 
côté, et l'effet calorifique, de l’autre, n’est sujette à 
aucune critique et se trouve bien établie par les 
mesures de Joule et de ses successeurs, avec la 
relation : w X 0,239— y, où g mesure la quantité 
de chaleur exprimée en calories. 
En outre, dans un tel actinomètre, quelques-uns 
voient encore un point assez aléatoire : les pinces 
appuient sur les lames, mais en sont séparées par 
un isolant — et voilà un processus dont le rôle leur 
semble bien mal défini. 
Cet isolant est un morceau de papier de soie 
imbibé de gomme laque. Mais on peut répondre à 
cette critique: sila conductibilité est la même pour 
les deux bouts de papier, c’est parfait, parce que 
l'on constate seulement l'égalité de température des 
deux lamelles; si elle est différente, l'influence est 
éliminée en exposant et ombrageant alternative- 
ment l'une et l’autre des lamelles. 
Enfin, une objection très sérieuse fut faite par 
Abbott à la méthode de Angstrüm : la lamelle 
{ Le nom de pyrhéliomètre, inventé par Pouillet, fut aussi 
adopté depuis par Langley, Abbott. Cependant, jusqu'à 
présent, le radical pyro fut assez généralement employé 
pour désigner des instruments destinés à mesurer la tem- 
pérature d'une source calorique, et non une quantité de 
chaleur rayonnée — de sorte que le nom de pyrhéliomètre 
donné à l'actinomètre de Angstrôm peut être considéré 
comme légèrement impropre. 
