904 
exposée est chauffée par devant, la lamelle ombragée 
est chauffée de part en part, de telle sorte que : 
1° La lamelle exposée est en réalité plus chaude 
que la lamelle ombragée, bien qu'ayant la même 
influence sur la pile thermo-électrique ; 
2% La lamelle exposée perd plus, en réalité, par 
rayonnement et par convection, que l’autre. 
Ces deux défauts concourent pour queles valeurs 
mesurées avec le pyrhéliomètre de Angstrôm soient 
trop pelites, et Abbott à trouvé la proportion : 
Angstrüm 
Etalon de la Smithsonian Institution 41,092? 
mais, cela, comme relation constante, ce qui légi- 
timerait l'emploi de l'appareil Angstrom. 
Dans l'actinomètre de Féry, c’est au principe 
de substitution que l’on à recours, et non à la 
méthode de compensation. 
Le récepteur (fig. 2) contient 
une bobine de résistance dans 
laquelle on peut faire passer 
un courant qui l’échaufte et 
il constitue la soudure d'un 
couple thermo-électrique : ce 
récepteur est successivement 
chauffé par le rayonnement 
solaire, puis amené à une lempéralure identique 
par l'envoi d’un courant. C'est l'envoi de ce courant 
qui constitue l’étalonnage même de l'appareil et, 
s’il est besoin, on restera soumis à cette critique 
qu'il faut nécessairement aussi admettre l'équiva- 
lence. 
Hätons-nous d'ajouter que les procédés électri- 
ques ont le grand avantage d'éliminer la perte par 
rayonnement, convection..., landis que, dans les 
procédés calorimétriques, ces pertes rendent néces- 
saires de longues et hasardeuses corrections. 
D'une manière générale, on peut remarquer que, 
dans tous les actinomètres employés jusqu’à ce 
jour, le récepteur n'avait pas les propriétés d'un 
récepteur intégral : défaut grave ou bénin, comme 
nous l'avons dit ci-dessus, suivant la position que 
l'on adopte dans la question. 
Mais, outre les incertitudes expérimentales elles- 
mêmes, une des plus grandes difficultés de la déter- 
de la solaire réside 
l'appréciation et la mesure de l'effet absorbant de 
rayons 
—— 
recepteur Fery 
Fig. 2. — Schéma du 
récepteur Féry. 
mination constante dans 
l'atmosphère terrestre. 
Dans les’expériences faites par Millochau et Féry, 
les mesures, effectuées au Mont-Blanc, étaient en 
accord avec la loi exponentielle de Bouguer : cette 
loi fut alors adoptée pour tenir compte de l’absorp- 
tion atmosphérique. Mais il est bon d'ajouter que le 
phénomène est loin d’être simple : dans lés indica- 
tions journalières, les mêmes auteurs constatèrenl 
également un retard, qui rend la courbe des obser- 
JEAN MASCART — L'ACTINOMÉTRIE 
ET LA MÉTÉOROLOGIE À TÉNÉRIFE 
vations dissymétrique par rapport à la position du 
Soleil. 
À ce propos, on ne peut manquer de rappeler les. 
importantes découvertes de Langley et de son École, 
qui distinguent avec soin entre la diffusion et 
l'absorption. La diffusion est une fonction de læ 
longueur d'onde, sans que l’on ait pu jusqu'ici 
découvrir une loi analytique qui relie ces grandeurs 
entre elles : les coefficients de transmission varient 
de 0,48 dans le violet à 0,73 dans le jaune et à 
0,92 dans le rouge. L'absorption, elle, dépend 
surtout de la teneur de la couche d'air en vapeur 
d'eau, et affecte principalement les rayons dans le 
rouge et l'infra-rouge. 
L'étude des coefficients de transmission, faite 
avec le bolomètre par Langley et ses disciples, a été 
entreprise cette année par voie photométrique par 
des astronomes de Potsdam : ils utilisent le photo- 
mètre Glau-Vogel, dans lequel la lumière solaire et 
celle de la lampe photométrique sont décomposées 
par un polariseur suivant leurs deux composantes; 
sur les quatre images ainsi obtenues, deux sont 
éliminées en diaphragmant et les deux autres, dont 
les plans de polarisation sont perpendiculaires, se 
trouvent juxtaposées. La mesure de la luminosité 
pour les différentes couleurs est fournie par l'angle 
dans lequel il faut orienter un prisme Nicol de facon 
que les parties correspondantes des deux spectres 
aient la même clarté apparente. Si & est l'angle du 
nicol, la clarté est proportionnelle à {g'e. 
Si l’on a soin, au préalable, de comparer la lampe 
photométrique avec un radiateur intégral (?), on 
obtient la distribution de l'énergie dans le spectre 
solaire, hors de l'atmosphère, par rapport au noir 
absolu : par suite, si l'on admet la loi de Wien- 
Planck pour la distribution de l'énergie dans le 
spectre du radiateur intégral en fonction de la tem- 
pérature, on en peut conclure la température du 
Soleil. — Nous allons y arriver. 
Dès à présent, il faut noter que le mème instru- 
ment, spectro-photomètre, pourrait également 
servir pour élucider la question du bleu du ciel : 
pour cela, il faudrait braquer l'instrument sur un 
point déterminé, par exemple le zénith, pour 
observer le changement dans la composition de la 
lumière diffuse avec la hauteur du Soleil et l’alti- 
tude au-dessus de la mer. C'est encore là une appli- 
cation importante qu'il ne faudrait pas négliger. 
Toutes les réserves précédentes élant faites, on 
peut alors aborder la question de la température 
apparente du Soleil. Pour cela, il faut une nouvelle 
définition : si, pour lempérature apparente du 
Soleil, on adopte celle d’un radiateur intégral qui, 
substitué à cet astre, produirait la même énergie 
totale de rayonnement sur la Terre, on peut mesurer 
celle température. 
