JEAN MASCART — L'ACTINOMÉTRIE ET LA MÉTÉOROLOGIE A TÉNÉRIFE 
La première mesure de ce genre est due à Wilson 
et Gray, et fut faite à l’aide d’un radiomicromètre, 
par comparaison avec le rayonnement d'un four, en 
employant une méthode de zéro. Tout récemment, 
le télescope pyrométrique de Féry a permis de 
mesurer la température d’un four avec une très 
grande précision. 
Si l'on considère deux radialeurs intégraux R et 
r (fig. 3), échangeant leur rayonnement par une 
ouverture de 1 centimètre carré, et placés à 4 centi- 
mètre de distance, ces radiateurs étant respective- 
ment aux températures absolues T et £, la loi de 
Stéfan donne : e= a(T'— (*), e étant l'énergie recue 
par », a une constante. C'est aussi la quantité 
d'énergie émise par le radiateur R dans la direction 
AB (fig. 4), si 4 —0; l'énergie totale émise par le 
radiateur R dans l’espace à 0° se trouve être, après 
intégration, E = +e, c'est-à-dire que E = 7aT*. 
ra à été désigné par 5, de sorte que E— cT*. Le 
nombre 4,28 X10—* est la valeur trouvée par Kurl- 
R 
R À ea 
ZE À =——> B 
Fig. 3. Fig. 4 
baum pour sexpriméen grammes-calories-seconde": 
exprimée en watts, on aurait 5,32. Plus récemment, 
Scheiner a trouvé 1,151 au lieu de 1,28 pour cette 
valeur; Féry a trouvé le nombre 6, en watts, mais 
cette valeur est peut-être encore un peu faible, etla 
vraie valeur paraît devoir être entre 6 et 7. 
Pointé sur le Soleil, l'instrument de Féry à 
fourni comme température apparente du Soleil 
5.663° en 1906, et 5.555° en 1907. Si, de plus, on con- 
sidère l'absorption atmosphérique solaire comme 
étant la cause des différences entre les intensités 
du rayonnement aux divers points du disque, et 
que l’on élimine l'effet de cette absorption, on peut 
en conclure, pour température de la photosphère 
solaire, des nombres tels que 6.132° pour 1906 et 
6.042° en 1907. 
Or on devrait pouvoir déduire la lempérature 
apparente à partir de la constante solaire — et réci- 
proquement — en faisant entrer en ligne de compte 
la température moyenne apparente de la surface du 
disque solaire. Et, en effet, on parvient ainsi à la 
formule : 
Av = 6Tém tg° 
|: 
‘ 11 faut rappeler ici que l'unité de temps pour la con- 
stante solaire est la minute, alors que les autres unités sont 
le centimètre et la calorie-gramme. 
- FeCOuvre : 
205 
dans laquelle À, est la constante solaire exprimée 
en watts; c la constante de Stéfan; T,, la lempéra- 
ture moyenne apparente du Soleil, et ® le diamètre 
apparent de cet astre. Suivant les données, on 
pourra tirer de cette formule la valeur soit de AÀ,,, 
soit de ç, soit de T,.. 
La constante ç a été calculée par Kurlbaum en 
se servant d'un bolomètre comme récepteur — 
récepteur constitué par un plan noirei : il à 
trouvé 5,32. Scheiner a obtenu, d'autre part, une 
valeur du même ordre avec un pyrhéliomètre 
Angstrüm. Enfin, en comparant les observations de 
1907 entre un actinomètre Féry et le télescope, et 
par application de la formule précédente, Millochau 
et Féry ont déduit la valeur 6 — 9,4; les résultats, 
ici, sont corrigés de l'action atmosphérique et la 
valeur de la constante décroit, comme les mesures 
elles-mêmes, lorsque l'absorplion atmosphérique 
les fait diminuer. On en peut conclure que la 
valeur 9,4 est évidemment trop forte. 
Outre les mesures de la radiation totale, on peut 
encore faire des mesures du rayonnement ultra- 
violet avec le photomètre Elster-Geitel : le principe 
en est que les rayons ultra-violets, arrivant sur du 
zinc amalgamé de frais, y libèrent des ions d'élec- 
tricité positive; la quantité d'électricité positive 
ainsi produite est mesurée par le temps qu'elle met 
à neutraliser une charge connue d'électricité néga- 
tive. Bien qu'il ne s'agisse pas ici de mesures 
absolues, ces recherches présentent néanmoins un 
grand intérêt à divers points de vue : la diffusion 
des rayons à ondes courtes étant beaucoup plus 
forte que celle des autres, de petites différences 
dans la diffusion doivent pouvoir y être remar- 
quées; en outre, c'est particulièrement entre ces 
mesures et les autres phénomènes optiques de 
l'atmosphère (polarisation, bleu du ciel...) que l'on 
peut espérer établir des relations. 
Nous nous sommes efforcé, ici, de faire con- 
naître succinetement l'état actuel de la question 
actinométrique : on voit qu'il subsiste bien des 
difficultés, et qu'il est encore impossible d’assigner 
une valeur à la constante & entre les limites 5,32 
et 9,4; d'ailleurs, le point essentiel du problème 
est que tous les actinomètres employés jusqu'à 
présent ont des récepteurs sélectifs et donnent des 
résultats qui ne correspondent pas, véritablement, 
à la définition de la constante solaire. Ainsi, Féry 
a pu démontrer que les indications fournies par 
une plaque noircie varient avec le noir qui la 
cet auteur a même imaginé un actino- 
mètre à récepteur conique qui, par l'étude du 
rayonnement d'un four, lui a permis d'obtenir la 
nouvelle valeur 5 — 6. 
Angstrüm, lui-même, avait entrepris, dès 1895, 
des observalions avec son pyrhéliomètre à compen- 
