146 



H. PARISELLE. — LA TELEMETRIE 



parallaxe k étant difTérente de zéro, il la voit 

 dans une direction faisant un angle « avec la base 

 CB (fig. 13). Au prisme placé en C estadjoint un 

 système de lentilles dont le déplacement permet 



Fig. 13. 



de ramener l'image du but dans la direction du 

 premier observateur; ce déplacement n'étant 

 l'onction que de la parallaxe a, on conçoit qu'une 

 graduation portée par l'appareil donne directe- 

 ment la distance d. 



IjCs inconvénients de ces télémètres à grande 

 base sont évidents : d'une part, les deux observa- 

 tions à exécuter aux deux extrémités de la base 

 n'étant pas simultanées, la méthode ne peut s'ap- 

 pliquer qu'à des buts immobiles ; d'autre part, 

 l'emploi de ces appareils nécessite des déplace- 

 ments déterminés qui ne sont pas toujours com- 

 patibles avec le terrain et avec les exigences 

 militaires. 



§ 2. — Télémètres â. petite base 



Pour ces diiïérentes raisons, on a à peu près 

 abandonné ces instruments dès que l'on a su 

 construire des télémètres à petite base suscepti- 

 bles de mesurer des parallaxes très faibles avec 

 une grande précision; ces appareils portant leur 

 baseetdoQt l'emploi ne comporte qu'une obser- 

 vation sont dits téléinèlres instantanés ou mono- 

 statiques. Comme les appareils à grande Ijase, on 

 peut les diviser en deux groupes : 



a) Télémètres instantanés il base fixe. — Parmi 

 ces appareils, le plus employé et l'un des plus 

 précis est le télémètre Barr et Strond '. 



Aux extrémités de la base B, B^ de longueur 

 invariable ^, sont montés deux prismes penlago- 

 naux ' ayant la propriété de renvoyer tous les 

 rayons dans une direction normale à la direction 



1 . Le Barr et Slrotid est en usa^e sur les navires de guerre 

 d'un grand nom!>re de pays, ainsi que dans l'armée (sections 

 de mitrailleuses, battei-ies contre avions). L'Allemagne utilise 

 un télémètre de la maison Zeiss, dont le principe est presque 

 identique à celui du précédent. 



2. La maison Biirr et Sti-oud construit des télémètres dont 

 la base varie de m. 80 (sections de mitrailleuses) à 2 m. 74. 

 Le plus utilisé dans la marine est actuellement celui de 

 2 mètres. 



'^ . Les prismes réflecteurs du Barr et Stroud (fig. 15) ont 

 (quelque analogie avec le prisme Souchier (lig. 11). A cause de 

 leur propriété, on leur donne souvent le nom de prismes 

 êquerres , 



incidente. Les rayons sortants tombent respec- 

 tivement sur deux objectifs L,, Lj de même axe 

 et de distance focale /"(fig. 14). 



Soit A un point du but supposé très éloigné et 

 pour lequel la parallaxe est a. Les rayons qui, 

 venus de A, se rélléchissent sur le système B,, 

 vontconverger en k^' dans le plan focal F/ de L,; 

 ceux qui arrivent sur le réflecteur B^ vont con- 

 verger au foyer secondaire A', de Lj. On empêche 



Fig. 14. 



la formation des images A,' A,' au moyen d'un 

 prisme s'péc{A\,à\\. prisme central, équidistant des 

 deux objectifs. En principe, le rôle de ce prisme 

 est analogue à celui de deux miroirs plans M^M.^ 

 inclinés à 45° sur la base. Les images A,' et A'., 

 du même point A sont reportées en leurs symé- 

 triques A, et Aj ; les rayons réfléchis tombent 

 alors sur l'oculaire SLj ' (fig. 15). 



Il est facile de calculerlla distance a des deux 

 images A, Aj : la droite A^ A2, parallèle à la base, 

 représente en effet la trace du plan focal d'un 

 objectif Actif O symétrique de 0, et de O, res- 

 pectivement par rapport à M, et Mj. L'angle 

 AjOAj des rayons réfléchis étant égal à a, on a 

 donc : 



. , l If 

 a ^ fu e\, par suite d = — = —■ 



(3 





D 



I2 Ps 



Fig. 15. — Schéma, d'un télémètre Barr et Stroud. 



Pi,p2i pt'ismes pentagonamc; P, prisme déviateur; P3, prisme 

 central; Lj, L^, objectifs; S, h^, organe séparateur et 

 oculaire; L-, loupe pour la lecture de l'échelle. 



La mesure de la distance a n'étant pas réa- 

 lisable avec une approximation suffisante à 

 cause de sa petitesse-, on lui substitue celle du 



1. L'oculaire, le prisme central P;j et les deux objectifs 

 constituent par leur ensemble deux lunettes stéréoprisma- 

 tiques à oculaire commun. 



2. Avec un télémètre de 2 mètres et pour un but situé à 

 kilomètres, on a : a = o mm. 25. 



