2S" ANNEE 



N° 14 



31 JUILLET 1917 



Revue générale 



des Sciences 



pures et appliquées 



Fondateur : LOUIS OLIVIER 



Directeur : J.-P. LANGLOIS, Docteur es Sciences 



Adresser tout ce qui concerne la rédaclion à M . .1 .-P. LANGLOIS, 8. place de l'Odêon, Paris. — La reproduction et la traduction des œuvres et des 

 travaux publiés dans la /férue sont complètement interdites en France l'-t en pays étrangers y compris la Suéde, la Norvège et la Hollande. 



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 



§ 1. — Physique 

 ."\Iesiires de la luminescence. — Quoique la 



pioiniélé d'exciler la phosphorescence que possèdent 

 les radiations émises par les corps radioactifs ait été 

 constatée peu après la découverte de ces corps, aucune 

 évaluation de la luminosité ainsi provoquée n'a été publiée 

 avant 1910 Cette année-là, Marsden ' a fait une série 

 d'observations montrant que la luminescence de cer- 

 taines substances (sulfure de zinc, willémite, platino- 

 cyanure de baryum), enfermées <lans des tubes conte- 

 nant de l'émanation du radium, diminue beaucoup plus 

 vite que la ((uantité d'émanation présente et que la vi- 

 tesse de décroissance va en augmentant avec la quan- 

 tité d'émanation présente au début ; les valeurs relatives 

 des intensités ont été d'ailleurs seules envisagées. 

 Hutherford - a donné en même temps une théorie de 

 ces phénomènes, s'accordant avec les observations de 

 Marsden, aux erreurs expérimentales près. 



Depuis, aucun résultat de mesures de luminosité n'a 

 été publié, bien que le sujet ait un intérêt scientifique 

 considérable, et même une grande importance prati- 

 que, par suite de l'emploi croissant des préparations 

 luminescentes à base de composés radioactifs : outre 

 leur emploi pour rendre visibles dans l'obscurité des 

 aiguilles de montre, des boutons électriques, etc., ces 

 préparations ont un vaste champ d'utilisation dans le 

 matériel de guerre. 



Dans l'étude de ces préparations, on a à mesurer des 

 Inniinosités par unité d'aire de très petites surfaces ayant 

 des formes et des dimensions variées. Aussi faut-il que 

 l'appareil utilisé soit de construction simple et d'emploi 

 facile et que les résultats puissent être facilement 

 fournis en fonction des étalons pliotométriques. 



Aucun des photomètres connus jusqu'ici ne parais- 

 sant adapté à ce genre de mesures, le « Bureau of Stan- 

 dards » des Etats-Unis a été amené à imaginer l'appareil 

 suivant 3 : 



1. Proc. Roy. Suc, t. LXXXIII, p. 548 ; 1910. 



2. Proc. Rot/. Soc., t. LXX.XIII, p. 561; 1910. 



3. DoKSKY : Journal o/'t/ie \\'ashin!>lon .icademti of Science. 

 t. VU, p. 1; ijuriviei- 1917. 



SSVUE CéKÉBALE DES SCIENCES 



.Sous sa forme la plus simple, le photomètre consiste 

 en une boîte de 26 à 3o cm^ de base et 2 à 3 m. de lon- 

 gueur. Un chariot permet de déplacer sur la longueur 

 entière de la boite une lampe électrique de i,5 à 2 bou- 

 gies, le filament étant au centre de la section de la 

 boîte. Les deux extrémités de la boîte sont fermées ; 

 celle par où s'efTectuent les observations est munie d'un 

 verre douci de 2 à 3 cm'-, derrière lequel on dispose un 

 lillre coloré de manière que la lumière transmise ait la 

 même couleur que la luminescence à étudier. Des ouver- 

 tures sont disposées à la même extrémité par lesquelles 

 un jeu de licelles permet à l'observateur de déplacer la 

 lampe. 



Tout l'intérieur de la boite est peint en noir mat et des 

 écrans sont disposés de manière à j)rolégcr le verre 

 douci contre toute lumière dilTusée par les parois de la 

 boîte. 



Le photomètre est installé dans une pièce parfaite- 

 ment obscure. Pour faire une mesure, on place la sub- 

 stance lumineuse, répartie sur une carte ou enfermée 

 dans un tube très mince et de faible diamètre, directe- 

 ment contre le verre douci et on règle la position de la 

 lampe de manière que la luminosité du verre douci 

 paraisseidentique à celle de la substance. La luminosité 

 de la substance est inversement proportionnelle au 

 carré de la distance de la lampe .i l'écran pliotométrique 

 en verre douci, la constante de proportionnalité étant 

 déduite d'un étalonnage minutieux de la lampe, de 

 l'écran et du filtre coloré utilisés. 



Dans une mesure, on a constaté par exemple que 

 l'écran pliotométrique et l'échantillon étudié avaient le 

 même éclat lorsque la lampe est à 70,5 cm. de l'écran. 

 La lampe est une lampe au tungstène émettant une 

 lumière de même coloration ((u'une lampe au carbone 

 de 4 \v. par bougie et dont l'intensité est de i,38 bou- 

 gie suivant la longueur du photomètre. Avec la lumière 

 d'une telle source on avait trouvé préalablement que 

 l'éclat de l'écran utilisé était de 3,g6 micro lamberts' 



1. On rappelle que le micro lamhert est l'éclat que prend 

 une surface blanche parfaitement diffusante lorsqu'elle est 

 éclairée par une source d'une bougie placée à 10 mètres. 



