CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 



563 



supérieure de l'aiguille pleine est entourée d'un ressort 

 à l>()inliii dont les exlrcmilés s'appuient sur le fond su- 

 périeur du nuirulion exteiiio supérieur et sur le piston 

 fixé à l'iiiffuille creuse. L'euseudile du manchon, de ce 

 ressort et de la vis de pression, permet aisément de 

 régler la position de l'aiBuille pleine à l'intérieur de 

 l'aif^uille creuse, de manière à faire sortir légèrement 

 de l'aif^uillc creuse l'extrémité inférieure de l'aiguille 

 pleine. 



Jimploi de l'aiguille exploratrice. Dans la position 

 de la (igure, le circuit éleçtrii|ue est ouvert, les pôles 

 étant bien isolés. Si on vient à ai)puyer l'aiguille infé- 

 rieure, par pression du porte-aiguille sur un corps nié- 

 lalUipic, le ressort cède, le piston qui entoure l'aiguille 

 pleine glisse dans le manchon intérieur lixé à l'aiginlle 

 creuse, jusqu'à ce ((ue l'extrémité inférieure de l'aiguille 

 creuse vienne elle-même toucher le corps métallique. 

 Le circuit électrique est alors fermé, et la sonnerie re- 

 tentit, l'ar sa construction, cette aiguille donne infailli- 

 blement la fermeture du courant, et ce fait assure sa 

 supériorité. Si le corps métalliciue est un projectile hien 

 repéré dans le corps, par exemple par le compas de 

 Guilloz ',il sulVira d'enfoncer l'aiguille (jui est assez ré- 

 sistante dans les téguments, la sonnerie décèlera avec 

 certitude la place du projectile, le(|uel pourra être extrait 

 correctement à l'aide d'une pince électrique de Guilloz. 

 Avec la collaboration du professeur de Clini(]ue chi- 

 rurgicale <le Nancy, M. Th. Weiss, le D' Guilloz a pu 

 constater, dans de nombreuses opérations, que les pro- 

 jectiles métalli(pies n'étaient pas suflisamment altérés 

 pour que le contact électrique soit didicile à établir. Si 

 on libère le porte-aiguille, le ressort replace l'aiguille 

 pleine dans la position de la ligure, la sonnerie cesse. 



Construction de l'appareil. \° L'aiguille pleine est une 

 aiguille à tricoter, amincie au besoin par l'attaque dans 

 une solution étendue d'acide nitrique. Pour sa vitrilica- 

 lion, Guilloz se servait de deux poudres très fines. La 

 première est un mélange intime en parties égales de 

 pouilre d'aluminium et de borate de soude desséché. La 

 seconde un mélange intime, en parties égales, de verre 

 fusible linement pulvérisé et de borate de soude dessé- 

 ché. Après avoir humecté l'aiguille pleine, dans la partie 

 à éraailler, avec de l'eau légèrement gommée, ou avec 

 du silicate de potasse, il roulait l'aiguille dans la pre- 

 mière poudre ou mieux souillait la poudre sur l'aiguille, 

 la répartissant uniformément, puis chanlTait dans la 

 (lamme du chalumeau. Le premier enduit ainsi obtenu 

 n'est pas isolant, mais sert à fixer le second. 11 recom- 

 mence ensuite la même o])ération avec la seconde pou- 

 dre. Pour régulariser le dépôt, on lisse la surface de 

 l'aiguille dans la flamme du chalumeau avec une tige de 

 fer chaufTée au rouge. Ou bien on fait passer l'aiguille 

 dans une filière de fer chaulfée au ronge. Le second en- 

 duit donne un email qui assure l'isolement. Cette partie 

 de la construction est la plus délicate, mais on acquiert 

 vite le tour de main nécessaire. 



2° L'aiguille creuse se trouve dans le commerce, sous 

 le nom d'aiguille de Pravaz. Guilloz prenait plus parti- 

 culièrement l'aiguille dite vétérinaire. 



3" Guilloz a fabri(|ué son premier porte-aiguille avec 

 un porle-plume métallique vendu à o fr. 5o dans le 

 commerce. Plus tard il a pris des cylindres de cuivre 

 plus résistants. 



Dans l'ensemble, l'appareil est facile à construire et 

 d'un prix très modique. Si par frottement l'aiguille 

 jjleine cesse d'être isolante, il sufTit de reprendre remail- 

 lage sur la partie détériorée. Enfin l'aiguille peut être 

 stérilisée dans une étuve à formol, une étuve à sec, ou 

 même en stérilisant séparément les deux aiguilles à la 

 flamme. 



Ajoutons, pour finir, que cette aiguille si utile est un 

 des moindres travaux de Guilloz. Dès, i8g3 il réussit à 

 obtenir la photographie instantanée du fond de l'œil 

 humain par un procédé devenu classique. Dès i8gC, il 



I. yo\T Revue gén. det Sciences, n" des 15-30 août 11)15, 

 page 469. 



lit la première localisation, par double projection, d'une 

 balle intratlioraci(|nc qui put être extraite en appli- 

 (|uant les rayons Uoeiilgen découvi'rtsen décembre i8y.^. 

 Nous renverrons pour les autres travaux deXh. Guilloz, 

 (|ui se ehillraient en lyoSàplus de cent cinquante publi- 

 cations, à la Néwffilogie de M. A. Ilerrgolt'. .Signalons 

 seulement que ses travaux lui valurent, dès lyio, le 

 titre de correspondant de l'Académie de Médecine et la 

 Croix de la Légion d'honneur. 



Malheureusemenl, (Juilloz subit dès i8ij8 les pre- 

 mières atteintes de la radiodermite, à laquelle il suc- 

 coud)a à ^7 ans, après dix-liuil années de travail et de 

 souffrances, victime de son dévouement héroïque à la 

 Science et à la Patrie. 



E. Stock, 



Professeur à Nancy. 



§ 4. — Electricité industrielle 



Lampes ix vapeurs salines. — Dans des brevets 

 récents pris en Allemagne, Nernst a décrit deux modè- 

 les de lampe utilisant des vapeurs salines etqui semblent 

 réaliser un progrès très net au point de vue du rende- 

 ment-. 



L'un des modèles ulilise les |)hénomènes qui se pro- 

 duisent quand on fait jaillir un are entre électrodes de 

 carbone dans une atmosphère de chlorure ou de bro- 

 mure de zinc, phénomènes assez voisins de ceux que 

 l'on observe avec la vapeur de mercure. Si la pression 

 de la vapeur du chlorure de zinc est très faible, la 

 lundère est terne; mais, aux pressions plus élevées, par 

 exemple sous la pression atmosphérique, l'arc devient 

 éclatant. Les chlorures d'aluminium et de titane se 

 comportent d'une manière analogue; le chlorure de 

 titane convient particulièrement. Le rendement de ces 

 lampes à chlorure est sensiblement le même que celui 

 des lampes à vapeur de mercure à haute tension. La 

 volatilisation du sel, que l'on dispose dans une petite 

 cavité à la base de l'ampoule, s'effectue au moyen d'une 

 source externe de chaleur pour laqiielle on peut utiliser, 

 par exemple, la résistance série à laqiielle la lampe est 

 reliée. 



Dans un deuxième brevet, Nernst décrit une lampe 

 danslaquellele principal milieueondueteurest la vapeur 

 de mercure; un mélange salin introduit dans la lampe, 

 et dont le spectre de ligne se superpose à celui de la va- 

 peur de mercure, permet d'obtenir de la lumière sensi- 

 blement blanche. La vapeur de mercure a la propriété 

 d'entraîner continuellement toute substance étrangère; 

 aussi, les substances introduites se volatilisent et se 

 condensent avec le mercure, et reviennent dans le cycle 

 d'opérations. De bons résultats ont été obtenus avec le 

 mélange suivant : 



Chlorure de zinc 70 "/„ 



Chlorure de calcium i5 » 



Chlorure de thallium 5 » 



Chlorure de lithium 5 » 



Chlorure de ca>sium 5 » 



Une lampe de ce genre donnerait, d'après l'inventeur, 

 une intensité lumineuse do 3. 000 bougies Hefner sous 

 120 volts et pour une consommation de 4 ampères; sa 

 consommation spécifique, de 0,16 watt par bougie 

 Hefner, réaliserait donc un progrès notable sur les 

 autres lampes électriques. (Rappelons en ell'et que les 

 lampes à incandescence à atmosphère gazeuse, dites 

 lampes demi-watt, consomment o,65 watt par bougie.) 



§5. 



Chimie industrielle 



Une intlustrie de guerre : l'ulilisation des 

 chaussures de soldats usagées. — L'utilisation 

 des chaussures usagées dans l'armée anglaise vient de 



1 . Voir C. R. de la Société de Médecine de Nancy, séance 

 du 12 avril UllU. 



'i. Electrician, t. LXXIX, p. 39? ; 8 juin 1017. 



