2îi' ANNEE 



N'^ ir.-i(i 



15-30 AOUT 1918 



Revue générale 



des Sciences 



pures et appliquées 



Fondateur : LOUIS OLIVIER 



DiBECTEUR : J -P. LANGLOIS, Docteur es Sciences, de l'Acadéinie de Médecine 



Adresser tout ce qui concerne la rédaction à M, J.-P. LANGLOIS, 8, place de l'Odéoo, Paris. — La reproduction et la traduction des œuvres et 

 travaux publiés dans la Revue sont complètement interdites en France et en pays étrangers y compris la Suède, la iNorvege et la Hollande. 



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 



§ 1. — Physique 

 Nouvelle méthode d'analyse des cristaux 



au moyeu des rayons X. — Les belles méthodes 

 d'analyse descristauxqui ont été développées par Laiw, 

 par L. H et W. H. Bragg: ne s'appliquent qu'à des cris- 

 tavvx assez volumineux pour qu'on puisse déterminer 

 la direction des axes. Dans la plupart des cas, il est 

 drlficile de trouver, tant |)armi les corps naturels que 

 parmi les produits arliliciels, des échantillons cristalli- 

 sés de dimensions sullisanles. 



.\l. A. W. Hull' décrit une méthode d'analyse qui dé- 

 rive de celle de L.H. et W.H. Bragj^ et qui donne les ré- 

 sultats les meilleurs avec des corps cristallisés dont le 

 volume estde l'ordre de 5 mm'; elle s'applique d'ailleurs 

 il des volumes allant jusqu'au dixième de la valeur pré- 

 ci'dente. 11 n'est pas nécessaire que la substance soit 

 d'une grande pureté; elle peut contenir sans inconvé- 

 nient de 20 à 5o "In de corps étrangers, pourvu que ceux- 

 ci soient amorphes ou aient une structure cristalline 

 connue. 



La méthode consiste à faire passer un faisceau étroit 

 de rayons X monochromatiques dans un ensemble dé- 

 sordonné de petits cristaux de la substance étudiée et 

 à photographier l'image de dill'ractioii obtenue. Il est 

 essentiel que les petits cristaux soient orientés dans 

 l"us les sens. C'est ce qu'on réalise en pulvérisant la 

 bulistancc et la disposant dans un tube en verre mince 

 qu'on maintient en rotation continue pendantia duréede 

 l'exposition. Si les particules sont trop grosses ou ont 

 une forme ellilée ou lamellaire, de manière qu'elles ten- 

 dent à prendre une orientation délerniinée, on les sou- 

 met à une agitation permanente. On jjeut admettre 

 que, pour une exposition de longue durée, l'orien- 

 tation moyenne des petits cristaux obéit aux lois du 

 hasard. 



Il y a donc, à totit instant, un certain nombre de cris- 

 taux dont les plans (loo) font avec le faisceau de 



1. Phyrical Ili-Af^< 



vni. 



série. 1. \, p. <»Gl-r)96; décembre 



KBVUP GFM-'KAIH DK" ftClSNCES 



rayons X l'angle voulu pour ijue la longueur d'onde en 

 visagée soit rélléeliie, un certain nombre d'autres cris- 

 taux pour lesquels ce sont les plans (i j i) qui satisfont 

 à celte condition, et ainsi de suite pour chaigue plan 

 réticulaire du système cristallin. Chacun de ces groupes 

 correspond au même nombre de petits cristaux, pourvu 

 que la distribution satisfasse aux lois du hasard et que 

 le nombre total des cristaux soit sullisamment grand. 

 Cette condition est sensiblement réalisée dans le cas de 

 substances en poudre fine et on peut loujours l'assurer, 

 pour l'orientation moyenne et pendant la durée totale 

 de l'exposition, par une rotation et une agitation sulli- 

 santes. ' 



Il y aura donc en moyenne le même nombre de centi- 

 raèlres cubes de cristaux qui réfléchissent par les plans 

 (lOo), (iii), (2:0), etc. L'image diffractée enregistre 

 les réllexions de tous les plans réliculaires du cristal, 

 ou tout au moins des plans réliculaires dont l'écart 



est supérieur à -• Pour les plans distants entre eux de 



moins de -< il ne petit y avoir, suivant aucune direc- 

 2 



tion, sauf celle du faisceau incident, égalité de phase 

 entre les petites ondes diffractées par les électrons qui 

 correspondent aux plans consécutifs; par suite, l'ampli- 

 tude résultant de Tonde dilTractée fournie par un tel 

 système de plans réticulaires est très faible et serait 

 même identiquement nulle pour un réseau parfait. L'é- 

 nergie dilt'ractée se répartit sur un nombre (ini de plans, 

 chacun d'eux produisant, sur la plaque photographique, 

 une image linéaire de la source. En limitant le faisceau 

 incidenlpar une fente, on obtient une bande sillonnéede 

 raies parallèles aux bords de la fente comme dans un 

 spectre ordinaire. Pour le diamant, par exemple, étudié 

 avec la radiation Kv. du molybdène (/ =0,712), le nom- 

 bre total des raies est 29; avec le doublet du rhodium 

 (/ = 0,617), ce nombre est 3o; avec le doublet du tungs- 

 tène (> ^0,312), il est supérieur à 100: avec le doublet 

 du fer(>^ ^ 1,93), on n'obtient, au contraire, que trois 

 raies correspondant aux plans (m), (iio)el (3ii) du 

 diamant. 



1 



