CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 



627 



1° Une marche continue de la trompe sans qu'il y ait 

 lieu de faire aucune manipulation de mercure ; 



2' De faire une économie très importante de mercure, 

 avantage sérieux, vu le prix de ce li(|uide; 



3° D'éviter tout accident dans le fonclionneraent, en 

 ce qui regarde les chances de rupture ou renversement 

 desrécipients à mercure dans la marche non automati- 

 que. 



Description du remontage automatique adapté à 

 une trompe de modèle quelconque. — L'appareil com- 

 prend (lijf. 1 et lijf. 2) : 



I') Un cylindre A en verre au<|uel sont soudés : a) un 

 tube K relié à la trompe à eau par un caoutchouc à vide; 



\. 



V 



J 



'b 



Fig. 1. — Schima du dispositif de remontage, 



h) un tube D pour le déversement du mercure ; c) un 

 tube H d'environ i m. !\o destiné à l'ascension du mer- 

 cure que l'on remonte avec des bulles d'airintercalées. 



Le tube II a une faible section (diamètre de i mm. en- 

 viron) Les extrémités de ce tube ont une section ordi- 

 naire. L'extrémilé inférieure pi)rte un tube latéral E, se 

 terminant par un bout de caoutchouc à vide sur lequel 

 on dispose une pince de Molir F. 



2°) Un cylindre B en verre, soudé sur le prolongement 

 supérieur du lube II. Uneouverture i estpratiquéedans 

 ce cylindre. Le tube H, proloni^é dans le cjdindre 1!, 

 porte une ouverture latérale 1 et terminales. 



A ce remontai;e s ajoute la trompe elle-même (fig. a). 

 Dans le modèle présenté, la trompe comprend un dis- 

 positif de chule dû à M Villard. C'est un \ic\H orifice O 

 circulaire, légèrement incliné, par lequel le mercure 

 s'écoule goutte à goutte en tombant suivant l'axe du 

 tube étroit N appelé tube de chute. 



L'orilice O est relié j>ar le lube M à un tube réservoir 

 L par l'intermédiaired'un raccord fait d'un bout de caout- 

 chouc à vide T; le raccord amovible permet une sépara- 



tion facile des pièces du remontage et de la trompe en 

 vue du nettoyage de l'ensemble. 



Le tube P ([ui relie le tube de chule avec l'appareil où 

 l'on veut faire le vide porte un ajustage à robinet p et 

 un manomètre tronqué m. 



Le tube de remontage H, le 

 tube de chute N plongent dans 

 la même cuve à mercure U. 



Fonctionnement . — Il faut 

 préalablement amorcer l'ap- 

 pareil. Il y a deux procédés: 

 1° On fait le vide par le 

 tube à robinet/) avec une ma- 

 chine à vide ordinaire (la 

 trompe à eau servant au re- 

 montage sulût), puis on ferme 

 le robinet p. 



2° Ou verse du mercure 

 dans le tube réservoir L, de 

 manière à amener le mercure 

 dans le tube parallèle Ma l'o- 

 rifice O de la trompe. Le mer- 

 cure s'écoule et fait le vide 

 jusqu'à une certaine limite. 



Marche normale. — On fait 

 fonctionner la trompe à eau 

 et on |rcgle l'ouverture d'air 

 en F avec la pince de Mohr 

 de manière à obtenir l'ascen- 

 sion d'un chapelet de bulles 

 d'air dans le tube de remon- 

 tage H. Le mercure ainsi 

 entraîné vient gicler à l'extré- 

 mité supérieure de H, s'écrase 

 et retombe dans le cylindre 

 15, d'où il s'écoule par l'ouver- 

 ture h dans le cylindre A. De 

 là, le mercure e.<ule par le 

 tube D dans le réservoir L de 

 la trompe. Ce mercure conti- 

 nue son mouvement dans le 

 tube de chute N' en faisant le 

 vide et retourne à la cuvette 

 commune R, et ainsi de suite, 

 le mercure décrit un cycle 

 fermé. 



Causes demauvais fonction- 

 uement. — i" Ouverture en F 

 mal réglée. 



1" Pression initiale d'amor- 

 çage trop forte. Dans ce cas, le 



mercure aspiré dans le tube D peut remonter dans le cy- 

 lindre A et de là venir par le tube K dans la trompe à eau. 

 3" Tube de remontage encrassé ; on nettoie avec de 

 l'acide azotique. 



Données pratiques. — i* Le récipient en verre épais K 

 contenant le mercure peut avoir environ les dimentions 

 suivantes : longueur, 12 cm.; largeur, 5 cm.; hauteur, 

 5cm. Dans ce récipient, on mettra environ 25o cm^ de 

 mercure: avec une trompe sans remontage antoma^/^HC, 

 il faudrait-au moins i.ooo cm^. 



2° Le tube de chute N a environ 1 m 25 de hauteur. 

 3" Le système servant de support à l'ensemble com- 

 prend: a) une planche verticale pour la trompe de i m 60 

 de hauteur et o m. 20 de largeur: h) une planchette sup- 

 portant le remontage, de o m lio de hauteur et o m i3 de 

 largeur; c) une cchancrurc ic 7 cm X 7 cm. dans la 

 planchette pour l'adapter à la planche principale. 



Les supports sont représentés(lig. 1) en trait pointillé. 

 Deux modèles de ces appareils fonctionnent au Labo- 

 ratoire de chimie du P. C. N.(i2 rue Cuvier),chez M. le 

 Professeur Pechard. 



Remarque importante. — Il est bon d'intercaler entre 

 la trempe à eau et le tube Iv un llacon destiné à rcc«eil- 

 lir l'eau qui revient toujours de la trompe à eau,<[uand 

 on ferme le robinet d'eau. 



Le robinet pesi un accessoire. On peut le supprimer, 



Fig. '2. — Trompe pourvue du 

 dispositif de remontage. 



