DES TENSIONS SUPERFICIELLES, DU POIDS SPÉCIFIQUE 



àui . 



^ 



mesurer la grandeur r-îr, jusqu'à des températures 



de l.OOQo C. avec la même précision qu'à la tem- 

 pérature ordinaire. 



§ 2- — Dispositifs expérimentaux 



Voici comment nous avons atteint ce 

 l)Ut. Après avoir soigneusement examiné 

 les méthodes jusqu'ici employées pour la 

 mesure de y, nous avons réussi à satis- 

 faire à toutes les exigences, de la manière 

 suivante. Comme l'expé-- 

 riencc nous a appris que, 

 dans nos fours à résis- 

 tance, une très petite ré- 

 u'ion peut seule être con- 

 idérée comme « thermo- 

 stat » réel, il fallait tout 

 d'abord que les expériences puissent se 

 réduire à un petit volume du liquide. Le 

 seul moyen dont nous disposions alors 

 était la méthode où l'énergie superRcielle 

 est mesurée par la pression maximum 

 qu'il faut produire dans une bulle de gaz, 

 formée dans le liquide à l'extrémité d'un 

 tube capillaire métallique à bords bien 

 tranchants, pour qu'elle soit sur le point 

 (le crever (Cantor). Si r est le rayon du 

 capillaire en cm., d le poids spécifique 

 du liquide à la température d'observation, 

 et si H est la pression maximum susdite, 

 exprimée en dynes, on a : 



pour les mesures des températures au moyen 

 de couples thermo-électriques. La force électro- 

 motrice des couples platine-platine-rhodium est 

 déterminée directement par compensation à 



A a'lj I 



'■pt 



X 



rU 1 Ir^ 



2 ~3'""^~2 H 



11 faut encore apporter à cette valeur 

 quelques corrections, sur lesquelles nous 

 reviendrons brièvement plus loin. 



Pour l'exécution des mesures, on a dû 



instruire un appareil très compliqué et 

 dans les détails duquel il est impossible 

 d'entrer ici. Avec quelques figures des par- 

 ties principales et quelques remarques 

 sur leur fonctionnement, on en compren- 

 dra clairement le but. 



Les parties principales de l'appareil sont : 

 1" l'appareil destiné à former les bulles de gaz; 

 2" le manomètre. A côté de celles-là, signalons 

 encore : le four à résistance', qui est du type em- 

 ployé dans notre laboratoire (pourvu d'un bobi- 

 nage intérieur en platine et d'un manteau isolant 

 extérieuren magnésite calcinée), et l'installation 



1. Pour les mesures à des températures inférieures ( — 80'C. 

 jusqu'à '2i!0°C.). ce four fut remplacé par des thermostats 

 conve'naliles, soit de» cryogènes, soit des bains d'Iiuile avec 

 thermo-régulateur. 



Fig. 1. — Appareil piiur la formation dc§ /utiles de gaz. 



G, G , ariivce du gaz; P. P, plalcaux circulaires; A, B, vis de calage: 

 N, vis miciométrique; H, tube portant le capillaire R. 



10 microvolts près, tandis que les derniers micro- 

 volts au-dessous de 10 (à l.eOOoC. correspondant 

 àQOjl par microvolt) sont mesurés par la dévia- 

 tion d'un galvanomètre type d'Arsonval sensible 

 et à courte période, étalonné avec soin. Pour 

 cette dernière partie de l'arrangemetit expéri- 

 mental, il vaut mieux consulter mon manuel 

 cité plus haut. 



a) Appareil pour la formation des bulles de 

 gaz. — Comme la théorie exige que le tube ca- 

 pillaire, à l'extrémité duquel les bui'»- de gazse 



