F.-M. JAEGER. - LA DETERMINATION EXACTE 



forment, soit rigoureusement pcrpeiitliculaire à 

 la surface du liquide, il faut qu'il soit fixé de 

 telle manièrq qu'un centrage et un réglage précis 

 soient possibles. La figure 1 donne une vue laté- 

 rale et une coupe de cet appareil, qui est fixé par 

 un bras rigide, et pourtant mobile, à un lourd 

 support de cathélonictre, tournant dans tous les 

 sens. 11 est équilibré par un contrepoids ajus- 

 table. Des deux plateaux circulaires P, le plateau 

 inférieur, muni du tube S, est mobile autour de 

 la rotule: il peut tourner hoiizontalement et 



l-'i ;;■. '2. — Circuit parcouru par le gnz employé à la formation des bulh 



D, (jnzomèlie ; R, P, appareil pour la formation de« bulles (fig. 1); 

 VTCS, manomètre (fig. 4), 



également s'incliner par rapport au plateau su- 

 périeur au moyen des vis de calage A. Par la 

 troisième vis B, il peut être fixé dans n'importe 

 quelle position par rapport au plateau infé- 

 rieur. La vis micrométrique N, munie d'un ver- 

 nier, permet de mouvoir verticalement le capil- 

 laire sur une longueurconnue. Les tubes G sont 

 en aluminium, revêt«s de flanelle et courbés en 

 spirale, de façon à faire ressort et à permettre les 

 mouvements verticaux de l'appareil. Nous avons 

 eu les plus grandes difficultés à vaincre pour ob-_ 

 tenir une conduite de gaz bien étanche et pour 

 trouver des joints convenables pour les différen- 

 tes parties de la tuyauterie; à cause de la très 

 grande sensibilité du manomètre, une fuite mi- 

 croscopique rend immédiatement toute mestire 

 impossible, et l'expérience montre que même les 

 meilleurs tubes métalliques du commerce à pa- 

 rois minces présentent de ces fuites. 



Pendant que le gaz employé est envoyé par Y, 

 le tube de platine R est fixé au tube H. Le tube 

 Rs'amincit sur une longueur de 20 cm. jusqu'en 

 un capillaire dont l'extrémité inférieure a été 

 rodée conique et rendue aussi tranchante qu'un 

 couteau. Le rodage de l'extrémité inférieure du 



capillaire, qui doit présenter une ouverture 

 rigoureusement circulaire, est un art qui ne 

 s'acquiert qi^aprcs beaucoup d'exercice. 



Le gaz employé est toujours l'azote, préparé 

 au moyen de chloruie d'ammonium et de nitrite 

 desodium.Ila été lavé par une foule de solutions 

 destinées à enlever tout l'oxygène et les oxydes 

 d'azote, ainsi que la vapeur d'eau, qu il pouvait 

 contenir; puis le gaz est recueilli dans un-gazo- 

 mètre à fermeture au mercure. Le réglage de la 

 pression du gaz se fait au moyen d'une sorte de 

 réservoir de thermomètre à 

 gaz, qui permet un réglage 

 extrêmement précis et lent 

 avec l'aide de passages à vis 

 niicrométriqucs. 



La figure 2 donne une idée 

 du circuit parcouru par le 

 gaz et la succession des fla- 

 cons laveurs. Dans la figures, 

 l'appareil à gaz est suspendu 

 au-dessus du four électri- 

 que; E est un écran creiix, 

 refroidi par un courant ra- 

 pide d'eau, pour protéger 

 l'appareil et la spirale con- 

 tre le rayonnement du four, 

 quand la température est 

 fort élevée. F est le couple 

 - thermo-électrique fixé au 

 capillaire par des fils de pla- 

 tine; naturellement le couple et le tube capil- 

 laire sont isolés par de la porcelaine dure en 

 forme de capillaires étroits. Toutes les pièces de 

 platine sont faites en platine pur sans iridium 

 (moins de 0,05 7» Ir), en vue d'éviter « l'infec- 

 tion » des couples thermo-électriques par l'iri- 

 dium très volatil. Le capillaire est rendu rigou- 

 reusement vertical, en utilisant une surface de 

 mercure, et en le réglant de façon à ce qu'il soit 

 en ligne droite avec son image dans le mercure. 

 11 va de soi que l'ajustage de toutes ces parties 

 mobiles doit être parfait, afin d'éviter les chan- 

 gements d'orientation à la suite du mouvement 

 des pièces. 



b) Le manomètre. — Le manomètre ne devait 

 passeulement présenter une très grande sensi- 

 bilité, mais encore satisfaire à l'exigence que 

 la pression, montant graduellement à sa valeur 

 maximum, puis retombant brusquement à sa 

 valeur initiale à la suite de la crevaison de la 

 bulle de gaz, puisse être lue rapidement. 11 

 fallait, de plus, empêcherla présence lies vapeurs 

 ilu liquiile indicateur du manomètre ilans le tube 

 dejonclion avec le récipient à l'intérieur du four 

 ou du thermostat. R était donc impossible de 



