DES TENSIONS SUPERFICIELLES, DU l'OIDS SPÉCIFIQUE 



l'aire usage de liquides volatils ù poids spécifi- 

 que bas comme liquides indicateurs du manomè- 

 tre. La figure 4 rend facilement compréhensible 

 la construction de l'appareil employé. Dans un 



Fig. 3. — Appareil à gaz prêt à être enfoncé 

 dans le four électrique, 



B, four électrique ; F, couple thermo-électrique ; 



E, écran prolecteur ; 



G, tubes en aluminium amenant le gaz. 



tube en U de la forme indiquée se trouve en D 

 du mercure pur, dans la branche de gauche de 

 l'octane (C*H'*) pur, jusqu'au niveau c. 



Des précautions sont prises pour éviter l'éva- 

 poration de l'octane dans cette branche, et tout 

 l'appareil est placé dans un grand thermostat à 

 glycérine, qui est maintenu à une température 



BETUE aÉNÉRALE DES SUENCES 



rigoureusement constante (25",! C). Derrière la 

 braiichede gauche on a placé une échelle graduée 

 gravée sur un miroir par la Société genevoise 

 pour la fabrication des Instruments de Préci- 

 sion, et qui est divisée en 0,2 mm. sur une lon- 

 gueur de 450 mm. Au moyen d'un télescope 

 et d un réticule micromi'tric[ue, on peut mesurer 

 la hauteur de l'octane à 0,01 mm. près. Il y a 

 naturellement une foule de dispositifs pour ré- 

 gler l'échelle par rapport au capillaire, pour 

 éviter la paralla.xe en lisant la division, pour 

 l'éclairage convenable de la branche gauche 

 du manomètre et de l'échelle sans chauffage sen- 

 sible. Le tube capillaire du manomètre a été 



'*-Ap 



Fig. 4. — Manomètre pour la mesure de la pression 

 d'éclatement des bulles. 



auparavant calibré d'une façon précise. Si le dia- 

 mètre du tube large est D, celui du capillaire t^, 

 et le rapport des poids spécifiques de l'octane et 

 du mercure est £ (dans notre cas, à 25°, 1 C., e était 

 égal à 0,0516), alors pour une surpression A/> à 

 droite, l'octane s'élèvera dans le capillaire de 

 gauche d'une hauteur A/<, satisfaisant à la rela- 

 tion : 



Ap = 



(2.E 



Di 



A/j. 



Le « facteur d'amplification » du manomètre 

 est donc : 



1 



(2-.-) 



D 



dans notre appareil, il valait environ 18. Une lec- 

 ture de la hauteur de l'octane dans la colonne de 

 gauche, effectuée à 0,1 mm. près, correspondait à 

 une mesure delà colonne de mercure à 0,005 mm. 

 près. 



Pour l'emploi du manomètre, les glaces du 

 thermostat sont également couvertes de grosses 



2 



