DES TENSIONS SUPERFICIELLES, DU POIDS SPÉCIFIQUE 



13 



géométrique), et ont leur partie cylindrique de 

 mênae longueur, une fois qu'elles sont bien 

 centrées, elles sont partout équidistantes, quand 

 les bords de leurs parties cylindriques sont dans 

 un même plan horizontal, ce qu'on peut vérifier 

 au moyen d'un télescope placé à une certaine 

 distance. 



L'appareildecentragede l'électrode intérieure 

 est représenté à part dans la figure 6 et indiqué 



3° Par les résistance^" de contact appa^^^issant 

 entre les électrodes et lesélectrolytes, qui échap- 

 pent à tout contrôle; 



4° Par la répartition inégale et variable de la 

 température dans les appareils utilisés pourl'é- 

 lectrolyse, en conséquence de leur forme peu 

 symétrique et de leur trop grand volume. 



De tous ces facteurs, le dernier est un des plus 

 importants; comme l'expérience nous a appris 

 que seule une très petite région des fours 

 cylindriques peut être considérée comme 

 thermostat réel, nous avons dû choisir 

 la forme de notre appareil telle que le ré- 

 cipient utilisé ait un volume aussi réduit 

 que possible. D'un autre côté, pour attein- 

 dre rapidement l'équilibre des tempéra- 

 tures, il fallait que les matériaux consti- 

 tuant les récipients fussent de bons 

 conducteurs de la chaleur. Mais comme 

 les bons conducteurs de la chaleur sont 

 également de bons conducteurs de l'élec- 

 tricité, on n'a pu satisfaire à cette der- 

 nière condition qu'en utilisant le réci- 

 pient lui-même comme électrode. Le seul 

 matériel convenable était alors le platine 

 pur exempt d'iridium. En tenant compte 

 donc des difficultés provenant des fac- 

 teurs 1° et 3°, nous sommes, pour les sur- 

 monter toutes, arrivés enfin à la con- 

 struction suivante (fîg. 6). 



§ I. — Appareil de mesure 



Le récipient A, en platine pur, dans pjg 5 



lequel se trouve l'électrolyte, a la forme 



d'une demi-sphère prolongée par une A, récipient en platine contenant les sels, suspendu à l'annenu de cuivre D; 



partie cylindrique. L'ensemble est con- 

 stitué d'une seule pièce épaisse de platine, 



Appareil pour la détermination de la conductibilité 



élecirolytîfjue des sels fondus. 



E, électrode; MKL, appareil de centrage et de réglage; 



N, charnière élastique; TCB, SPQ, arrivées du courant; 



X, Y, pièces isolantes. 



de 0,4 à 0,5 min. d'épaisseur. L'électrode 

 intérieure E a la même forme, mais ses dimen- 

 sions sont beaucoup plus réduites, et un fil 

 épais de platine de 160 mm. de longueur et de 

 1,2 à l,ô mm. de diamètre est soudé à l'intçrieur. 

 Le récipient extérieur est suspendu à trois fils 

 semblables, qui sont rivés à un fort anneau de 

 cuivre D. Le courant électrique est amené au ré- 

 cipient A par TCB; les pièces X et Y sont en ma- 

 tière isolante. De même le courant vient à l'é- 

 lectrode intérieure par SPQ et par l'appareil de 

 réglage et centrage MKL, formé de trois coulisses 

 perpendiculaires entre elles et munies de vis de 

 réglage. De cette façon un réglage très précis de 

 l'électrode E devient possible. En plus, N est 

 une charnière élastique, qui permet de rendre 

 verticale la ticre de l'électrode int('rieure. Comme 



parEFGHMKL. Contre la tige de l'électrode in- 

 térieure sont amenés les fils du couple thermo- 

 électrique, isolés au moyen de capillaires en 

 porcelaine dure. Le couple est relié à l'installa- 

 tion de mesure, comportant un potentiomètre, 

 toujours employée dans mon laboratoire pour la 

 mesure très précise des températures. Toutes 

 les parties mobiles du sfatif porteur C sont de 

 constructions spéciales, qui permettent un dé- 

 placement très régulier des pièces, sans qu'elles 

 oscillent, et sans que les supports se déplacent 

 au moment où ils sont fixés à la tige C, — ce qui 

 est malheureusement bien loin d'être le cas des 

 statifs employés ordinairement dans nos labora- 

 toires chimiques. Dans la figure 6, le récipient 

 A a été relevé à peu près à la surface supérieuie 



les deux électrodes sont semblables (au sens ' du four ouvert. 



