174 



A. BOUTARIC. 



L'EMISSION D'ELECTRICITE 



importance, non seulement de vérifier miniilieii- 

 sement la pureté chimique des substances uti- 

 lisées, mais encore de s'assurer que des traces de 

 gaz ne sont pas mises en liberté dans l'ampoule 

 au cours de l'expérience. Le meilleur moyen 

 consiste à faire un vide aussi poussé que possi- 

 ble dans l'ampoule, en même temps qu'on en 

 chauffe les parois et qu'on porte le fil A à l'incan- 

 descence au moyen d'un courant électrique. En 

 outre, pour chasser toute trace de gaz du métal 

 constituant l'électrode cylindrique E, il est bon 

 de la soumettre au bombardement intense de 

 rayons cathodiques obtenus en portant A à un 

 potentiel élevé. 



Pour l'étude de l'ionisation, on produit l'in- 

 candescence du filament A au moyen d'un cou- 

 rant électrique. Il est hors de doute que les 



Fig. 1. 



Dispositif' pour l'étude des courants 

 d'ionisation , 



champs électrique et magnétique créés par le 

 courant doivent influer sur le mouvement des 

 ions. Mais les effets semblent négligeables tant 

 qu'on ne fait pas appel à de trop fortes inten- 

 sités. 



La plupart des phénomènes auxquels donne 

 lieu l'émission d'électricité par les corps incan- 

 descents sont sensibles aux moindres variations 

 de la température. Aussi, dans l'expérience que 

 nous décrivons, est-il essentiel de maintenir la 

 température constante. C'est ce qu'on réalise de 

 la manière suivante ; 



Le filament A constitue l'une des branches 

 d'un pont de Wheatslonc qui est actionné par la 

 batterie destinée à produire l'incandescence 

 (fig. 2) ; trois autres résistances, K, L et M con- 

 stituent les autres branches. 



La plus grande partie du courant d'échaulîe- 

 ment est fournie parla batterie P ; le système de 

 rhéostats Q,R,S permet d'atteindre une grande 

 priîcision dans le réglage. 



Le filament A devant être porté à une tempé- 

 ratureélevée, il estnécessaire de le faire traverser 

 par un courant intense. Aussi la résistance de la 

 branche M doit-elle être du même ordre de gran- 

 deur que celle de la branche A, afin de pouvoir 

 supporter un courant intense sans donner lieu à 

 un cchauffement exagéré. Si les résistances K et 

 L sont très grandes par rapport aux résistances 

 M et A, tout le courant passe pratiquement par 

 M et par A et les branches K et L ne risquent pas 

 de s'échauffer trop fortement. 



La résistance du filament A variant notable- 

 ment avec la température, l'ensemble du dispo- 

 sitif constitue un indicateur de température 





Fig. 



^ WWVUIA/ ^^WWyAA^ \ \ 



— Dispositif pour maintenir la température constante 

 dans l'étude des courants. 



A, filament; E, électrode; K, L, M, résistance formant le pont 



de Wlieatstone ; G, galvanomètre ; P, batterie ; 



Q, R, S, rhéostats; T. interrupteur; C, appareil de mesure; 



U, batterie. 



extrêmement sensible. On maintient la tempé- 

 rature constante, le pont étant préalablement 

 réglé, en agissant sur les résistances Q, R, S, de 

 manière que le galvanomètre demeure au zéro. 



Pour évaluer le courant thermo-ionique, on 

 relie le cylindre E au point V du circuit d'échauf- 

 i'ement par l'intermédiaire d'une batterie U, de 

 l'interrupteurT et d'un appareil de mesure C. La 

 batterie U sert à créer dans l'intervalle AE un 

 champ électrique mettant les ions en mouvement. 

 La nature de l'appareil de mesure C dépend do la 

 grandeur des courants qu'on utilise : pour des 

 courants intenses, on peut utiliser un galvano- 

 mètre ordinaire ou même un milli-ampère- 

 niètre ; mais avec les faibles courants qu'on 

 obtient aux températures relativement basses, 

 l'emploi d'un clectroraètre s'impose. 



Différentes méthodes peuvent être utilisées 

 pour évaluer la température du filament. Quand 

 la résistance du filament en fonction de la 

 température est suffisamment connue 'platine, 

 tungstène), la mesure de la résistance fait con- 

 naître la température. 



Un couple thermo-électrique peut également 



