2G2 



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 



le corps est un appareil dynamique se maintenant à 

 une température presque constante par la combustion 

 interne des aliments et la perte de clialeur par la peau 

 et la membrane respiratoire, le gain ou la perte calori- 

 lique étant tous deux soumis à un conlrôle jibysioloyi- 

 que. C'est le {pouvoir refroidissant agissant sur la surface 

 du corps, et non la température, qu'il faut étudier, et 

 comme la surface de la membrane respiratoire est tou- 

 jours humide et (|ue la peau peut être relativement 

 sèche ou tris humide, le refroidissement par évapora- 

 tion n'a pas moins d'im])ortauce (juc le refroidissement 

 par convection et radiation. 



Pour déterminer lepouvoirrefroidissanl,le Professeur 

 llill a proposé le cala-theriiioinctre. C'est ua thermo- 

 mètre à alcool à gros réservoir, gradué entre 96° et 

 100° F., c'esl-à-dire donnant une température moyenne 

 de 36", 5 C., qui est jirise arliitrairement comme tempé- 

 rature de la surface du corps. L'instrument est chaud'é 

 dans de l'eau à environ 8o°G., jusqu'à ce que lemcnisque 

 arrive aune petite boule située au sommet delà tige; 

 puis on mesure en secondes la vitesse de refroidisse- 

 ment entre 100" et 0)5" F. La moyenne de 3 à 5 de ces 

 mesures donne la lecture du calalhermomètre sec. Puis 

 le réservoir est recouvert d'une enveloppe de mousse- 

 line humide, et l'on répète l'opération. La mojenne 

 donne la lecture du catathermomètre humide. 



Plusieurs milliers de lectures catathermométriques 

 ont été faites en Grande-Bretagne; d'autres aux Indes, 

 en Egypte, sur le front de Salonique, en Mésopotamie; 

 quelques-unes aussi à Xew-York, dans la Nigeria et à 

 Melbourne. Celles-ci présentent un contraste frappant 

 suivant qu'elles ont été faites à linlérieur ou à l'exté- 

 rieur, et M. Hill arrive à la conclusion que les condi- 

 tions observées à l'intérieur en Angleterre se rappro- 

 chent de celles qu'on observe à l'extérieur dans un 

 climat tropical humide tel que celui de Ceylan, qui est 

 considéré comme énervant pour les Européens. 



Les rcclierches du Prof. IliU ouvrent une voie nou- 

 velle, qui semble devoir oll'rir des constatations inté- 

 ressantes. 



§3. 



Physique 



Propriétés des écrans renforçateurs uti- 

 lisés en radiographie'. — Les rayons X détermi- 

 nent deux sortes de rayonnements qui peuvent être, 

 tous deux, utilisés dans les écrans renforçateurs : i" un 

 rayonnement secondaire caractéristique ; 2° un raj'on- 

 nenient constitué par des radiations ultra-violettes ou 

 visibles. Pratiquement, c'est ce dernier type de lluores- 

 cence qui semble di^nner les meilleurs résultats. 



Parmi les substances qui deviennent lluorcscentes 

 sous l'action des rayons X, un petit nondire seuleiuent 

 peuven t être ellicacenu'nt utilisées dans les renforçateurs. 

 Citons, parmi elles : le plalino-ayanure de baryum, le 

 salicylate de baryum, le lun}.çslale de calcium, le tungs- 

 tate de molybdène, le lungslale de magnésium et quel- 

 ques tungstntes d<iubles de ces métaux. Avec les pro- 

 cédés usuels de la technique radiographique, letungslate 

 de calcium cristallisé est, (larmi ces corps, de beaucoi\p 

 celui (|ui donne les meilleurs résultats. Habituellement, 

 on réduit le sel en povulre et on le lixe avec un agglu- 

 tinant a|)proprié sur un su|)port constitué par une 

 substance faiblement absorbante pour les rayons X, 

 earlon ou cellnloïd. On dispose cet écran au contact de 

 la surface à inq)ressionner et on produit l'exposition 

 soit à travers l'éc'ran, soit à travers la plaque ou la pel- 

 licule phologiajdii(|ue. 



Dans un négatif obtenu avec un des écrans au tungs- 

 talcde calcium qu'on trouve dans le commerce, on con- 

 state que l'action photographique produite tient, pour 

 20 "/o à l'action des rayons directs, et pour 80 "/,à la 

 fluorescence de l'écran. 



La meilleure technique pour l'emploi d'un écran con- 



1. Millar.l R. llot)(;sON : P/ii/sirn/ llrriftv. 2» série, t. XII, 



p. 'i'Ji-'i.lb ; dùccinhrc l'.HS. 



siste à elTeetuer la pose à travers le support de lèmul- 

 sion, celle-ci étant au contact de l'écran lluorescenl; 

 aussi ce support doit-il être d'opacité minima pour les 

 rayons X. 



Dans l'enregistremenl des rayons X de très courte 

 longueur d'onde ((u'on utilise dans la radiographie des 

 aciers, à cause du grand pouvoir pénétrant des rayons, 

 la plaque photographique n'arrive pas à absorber une 

 énergie sullisante pour donner un cliché d'interpréta- 

 tion facile. Dans ces cas, le tungstate de calcium des 

 écrans habituels forme, sous l'action de la lluorcscence, 

 un dépôt granuleux. M. Hoilgson, en vue de réduire 

 les ]>oses, a essayé d'utiliser le rayonnement caracté- 

 ristique d'écrans métalliques. 11 a étudié l'argent, le cui- 

 vre, le [donib, le tungstène et le platine. De tous ces 

 corps, l'argent et le platine (jnt été les plus ellicaces; 

 une feuille d'argent de o,a mm. d épaisseur donne, dans 

 des c<mditions habituelles, un renforcement de 100 "/o- 

 Le platine employé, par raison d'économie, sous forme 

 d'un miroir obtenu par pulvérisation cathodique, 

 l'épaisseur de la couche étant inférieure à 0,001 mm., 

 |)roduit un renforcement de ao "/„. Ces pourcentages, 

 qui peuvent paraître peu intéressants dans la pratique 

 railiographique courante, où la pose se mesure en se- 

 condes, deviennent relativement importants quand, 

 pour une seule pose, la durée de fonctionnement du 

 tube s'évalue en minutes ou en heures. A. B. 



§ 4. ^ Chimie industrielle 



L'emploi de composés cliimi((ues pour 

 déceler la surcbaiif l'e des i)aliers ou do i)ar- 

 lies de macilines. — L'emploi rationnel des lubri- 

 liants, en réduisant considérablement les frottements 

 des organes des machines, a fait disparaître en grande 

 partie les élévations de température excessives de cer- 

 tains de ces organes et les mises hors de service qui en 

 étaient souvent la conséquence. Cependant des trouble^ 

 de ce genre se présentent encore, généralement dans- 

 les parties les moins accessibles des machines, et il 

 serait intéressant pour beaucoup de conducteurs d'être 

 avertis des échaufîeraents dès qu'ils se produisent et 

 avant qu'ils n'aient causé des dégâts sérieux. 



Dans ce but, on a proposé divers dispositifs indica- 

 teurs actionnés soit par des couples thermo-électriques, 

 soit par la simple dilatation des pièces. En Amérique, 

 Tonner avait suggéré l'emploi de l'iodure de cuivre et 

 de mercure sur les essieux du matériel roulant pour 

 indiquer la surchaulfe par son simple changement de 

 coloration. M. H. T. Pinnock' vient de reprendre celte 

 idée, qui ne semble i)as avoir été mise on prati(|ue, et il 

 a montré ()ue les composés de ce genre sont admirable- 

 ment adaptés au but iju'on se pro()ose. 



On sait, en elVel, que la plu|)art des iodures doubles 

 possèdent la pro[iriété de changer de couleur quand on 

 les ehauirc et de revenir par refroidissement à leur 

 première coloration. Deux composés, d'après M. Pin- 

 nock, sont particulièrement précieux, à cause de la 

 ra[)idité et de l'intensité de leur transformation : ce 

 sont l'iodure double d'argent et do mercure, Agi. IlgP, 

 jaune citron pâle à la température ordinaire, devenant 

 carmin éclatant à yo"-ioo"C., et l'iodure de cuivre et de 

 mercure, Cu'-I-. allgl-, vermillon à la tcnqiérature ordi- 

 naire et devenant l)run-cliocolat vers 6o<'-70"(;. Un mé- 

 lange de 8.1 parties du sel- de. cuivre et de 1 5 "/n du sel 

 d'argent est encore plus sensible et passe du vermillon 

 au noir d'une façon très tranchée. 



Poiir utiliser ces composés, il est préférable de 1rs 

 transformer en un vernis ou éuuiil, en les incorporant 

 à l'état de poudre à un milieu incolore résistant sans se 

 ramollira une lenipér.iture modérée. On trace d'abord, 

 au moyen d'une ])einlure blanche au zinc, un cercle ou 

 un anneau sur le palier ou l'organe qu'on désire uuiin- 

 lenir en observation, puis on applique k l'intérieur de 



1 . Jiiiini. nft/ie Soc. ofchfm. Intl., t. XXXVIII, n' 5, p. 78 li ; 

 1.') mars lillU. 



