A. C. WEBSTER. — LA MESURE ABSOI^UE DE L'INTENSITÉ DU SON 



Tous ces perfectionnements sont réalisés dans 

 l'instrutnent représenté par la figure 1. Le réso- 

 nateur cylindrique 1 glisse dans le tube cylin- 

 drique lixé au châssis principal A. L'extrémité 

 du résonateurcst fermée par une fenêtre deverre 

 15. Pendant plusieurs années, les mesures ont 

 été faites au moyen de l'interféromètre de 

 Miciielson regartié stroboscopiquement, car je 

 désirais que le diaphragme fût absolument libre 

 dans ses mouvements. Pour, rendre l'appareil 

 portatif, ce dispositif a été abandonné et rem- 

 placé j)ar l'observation du déplacement d'itn 



dispositif d'observation télescopique est le petit 

 miroir concave 5, dont le dos constitue son pro- 

 pre levier court, étant directement mû par une 

 pointe IG portée par la pièce 13, qui porte le dis- 

 que 12. Au lieu d'être pivoté sur pierres, le 

 miroir est porté par une languette de torsion 9, 

 coupée dans une feuille d'acier mince avec une 

 projection latérale carrée sur huiuelle le miroir 5 

 est cimenté. La languette est maintenue par 

 des étriers et sa tension peut être ajustée au 

 moyen d'une vis 11, portant sur un ressort (à l'in- 

 térieur). Deux ajustements niicrométriques sont 



3 



3 n 



"4 



13 



13 



l^\g. 1. — Schéma du pfiontuni-trc. 



A, cliAssis principal; 1, résonateur; 2, oculaire micromélrifiiie ; 



3, cul^bnteur ; k, lampe; 5, miroir; G, (*>, vis; 



7, tube porté par un joint à baïonnelte ;■ 8, S, 8, pointes à vis ; 



10, piles sècties ; 12, disque iraluminium ; 13, pièce triangulaire; 



1."), fenêtre île verre; l(j, pointes ; 17, vis; 25, commutateur. 



miroir avec un télescope, comme dans le phono- 

 mètre de Max Wien. L'interféromètre (non repré- 

 senté) est attaché temporairement à l'extrémité 

 frontale ou réceptrice, pour contrôler les indi- 

 cations du miroir. Dans l'oculaire micro- 

 métrique 2, ajustable avec cinq degrés de liberté, 

 on observe l'image du filament de la petite 

 lampe U, alimentée, par l'intermédiaire du com- 

 mutateur 25, par trois piles sèches placées dans 

 le cylindre 10 sur lequel s'ajuste par un joint à 

 baïonnette le tube 7. !. 'image verticale du fila- 

 ment est étirée en une bande horizontale. 



Le disque d'aluminium 12 est porté au centre 

 du trou de la plaque frontale au moyen de trois 

 fils il'acier fixés à une extrémité par la pièce 13 

 et enroulés à l'autre sur les pointes S, tournées 

 par des vis de l'extérieur, l'une étant contrôlée 

 micrométrifiucment par un levier et une vis 17, 

 qui opère la syntonisation. Les fils passent sur 

 l'une ou l'autre de deux séries de trois ponts 

 appli(iiiés sur la plaque terminale. I/objectif du 



assurés par le fait que la languette est portée, sur 

 un culbuteur 3, pivotant sur deux vis G, ce qui 

 permet un déplacement latéral de façon à chan- 

 ger le bras de levier du miroir .'"), et ainsi l'agran- 

 dissement du mouvement. Le mouvement latéral 

 de l'image dans le champ de l'oculaire estobtenu 

 par un mouvement lent du culbuteur, contrôlé à 

 son extrémité inférieure par une vis accessible 

 du dehors. Tous les autres ajustements de 

 l'image s'opèrent à l'extrémité oculaire. 



Avec le bras de levier habituel de 1/4 à 1/3 de 

 millimètre entre la pointe et l'axe du miroir, et 

 une dislance de 40 cm. au réticule de l'oculaire, 

 on obtient un agrandissement de 2.400, et comme 

 on peut lire à 1/10 de mm. près sur le réticule, 

 on peut déceler un déplacement de 1/24.000 

 de mm. du disque vibrant, c'est-à-dire du même 

 ordre qu'avec l'interféromètre etbicrt-plus faible 

 qu'avec le miciosco]ie. Le phonomèlre est aussi 

 sensible que l'oreille normale, tiuoiqiie sur un 

 intervalle très limité. 



