606 



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 



L'exploration ilu ciel en vue des aéroplanes est donc un 

 peu incertaine. Toutefois la déviation provoquée par 

 les nuages est d'une nature différente de celle que pro- 

 duit l'avion ; le départ brusque fait défaut. 



Manomètre à levier optique. — La jauge de 

 Mo Leod est utilisée depuis longtemps pour la mesure 

 de pressions comprises entre plusieurs millimètres et 

 un cent millième de millimètre de mercure. Dans deux 

 cas principaux, toutefois, celte jauge n'est pas utilisa- 

 ble : lorsqu'on a alfaire à des vapeurs et lors(iu'il faut 

 enregistrer des variations rapides de pression. Dans le 

 premier cas, la jauge de Me Leod devient inutilisable 

 du fait que la loi de Mariotte ne s'applique pas aux va- 

 peurs. Dans le deuxième cas, la jauge de Me Leod, dont 

 le fonctionnement est lent, ne convient pas davantage. 

 MM. Slirader et Ryder' ont décrit récemment un 

 nouveavi modèle de jauge dont le principe est indiqué 

 par la (igure i. On prend un manomètre à mercure, en 

 U, constitué à la manière ordinaire, sauf que les surfa- 

 ces du mercure ont des aires relativement grandes. Au 



dessus d'une des 

 surfaces, à l'inté- 

 rieur du tube, est 

 disposé un levier 

 optique supporté 

 par les arêtes de 

 deux couteaux a-n, 

 qui reposent sur des 

 boucles de lil scel- 

 lées dans les parois 

 du tube; une pei le 

 de verre h, foncbie à 

 l'extrémité du bras 

 de levier, agit eoju- 

 me un llotteur sur 

 la surface du mer- 

 cure, dont il trans- 

 met le mouvement 

 au bras de levier. 

 Un miroir M, lixc 

 dans la position in- 

 diquée sur la ligure, 

 réflécUit, à la ma- 

 nière habituelle, un faisceau lumineux issu de la lampe c, 

 sur une échelle d, dans le cas où la jauge doit être uti- 

 lisée comme instrument 

 indicateur. Si la jauge 

 doit servir à enregistrer 

 les variations de pres- 

 sion, on peut remplacer 

 l'échelle [lar un dispositif 

 pliotogra]dii(pie iM\alo- 

 gue à celui que l'on em- 

 ploie pour l'obtention 

 des oscillogrammes. 



Sur la ligure 2 on a in- 

 diqué comment on peut 

 utiliser la jauge précé- 

 dente. Le dispositif c i)er- 

 met de faire le vide dans 

 le système tout entier au 

 moyen d' u n e p o m p e 

 branchéesur li: lulie siluè 

 à gauche du schéma. On 

 peut ainsi lire rapidement 

 le zéro, après quoi on 

 introduit par Iç tube de 

 droite les gaz ou les va- 

 peurs dont on veut me- 

 surer la pression. 



Le dispositif permet 

 également de mesurer de 

 faibles variations de 



Fig. 1. — Schéma'clu manomètre 

 à Ut'ifr optique ^ 



Fig. 2.^ Disposilif d'emploi 

 de la jauge. 



1. J. E. SiinADKii et n. M. lÎTi)i:n : l'Injsical lieineit , 

 2» série, t. XUI. p. 321-3i5; mai l'.HU. 



pression à partir d'une pression initiale quelconque, 

 dont la valeur n'alfeete en rien la sensibilité absolue. 



Cette jauge peut fonctionner comme un instrument 

 de mesures absolues, puisque la pression qui corres- 

 pond à une déviation d'une division de l'échelle peut 

 être calculée à partir des dimensions de la jauge. La 

 plus faible pression observable est celle qui donne le 

 minimum de mouvement appréciable du mercure; on 

 peut l'évaluer, d'après les mesures faites, à environ uu 

 millionième de Uiillimètre de mercure, pour une jauge 

 convenablement construite. 



La seule source d'erreur provient de l'adhésion du 

 mercure aux parois du tube, la déviation observée étant 

 inférieure à la déviation réelle. .Si le mercure est très 

 propre et le verre en bon état, une large siirface de mer- 

 cure réduit l'erreur à une valeur négligeable. Onntilise 

 le plus souvent des surfaces de mercure de .5 à lo cm. 

 de diamètre. Dans quelques modèles, on munit le tube 

 d'une fenêtre fermée par une glace plane à l'endroit où 

 traverse le rayon lumineux, alin d'éliminer les phéno- 

 mènes de réfraction que pourrait produire la courbure 

 des surfaces de, verre. 



La ligure 3 donnera une idée des variations dépression 



Fig. o. — OscillaauHS de la piessiuii trtr<-i;/.s// i-cs par lu 

 Jauge sur de la vapeur d'eau, refroidie par latr liquide. 



les plus rapides qui puissent être enregistrées au moyen 

 de la jauge précédente. Elle reproduit la courbe obte- 

 nue pUolographiquement en refroidissant de la vapeur 

 d'eau au moyen d'air liquide. Les oscillations sont dues 

 à la brusque chute de pression et ont une période légè- 

 rement inférieure à a sec. (La jauge utilisée contenait 

 environ i.ooogr. de mercure.) La. construction de la 

 jauge peut être eU'ectuée de manière à réduire celte 

 période. 



A. B. 



Le irollenient statique et les propri^^lés lu- 

 bi-itlautes de certaines substances chiuiiques. 



— Lord Hayleigli a observe que, dans certains cas, le 

 frottement de deux surfaces est plus grand en présence 

 d'une grande quantité d'huile (pi'en présence d'une fai-' 

 l>lei|uantité de la même huile. MM. W. lî. Hardy et J. 

 K. lliirdy ', pour essayer d'ex|)liquer ce fait, ont entre- 

 pris des expériences sur le frotlement staticpie entre des 

 surfaces de verre parfaitement propres et sur l'cU'el 

 d'un certain nombre de liquides' purs employés comme 

 lubrilianls. 



Us ont constaté que les surfaces propres « collent « et 

 que, lorsqu'on applique pour les faire glisser une force 

 tangentielle sullisante, le premier ell'et est de les faire 

 éclater en morceaux. Les liquides examinés se réiiarlis- 

 sent en deux classes. La première, qui constitue les li- 

 (|uides inaetifs n'ayant aucun ell'et lubriliant, comprend 

 l'eau, l'alcool éthylique, léllier éthylicpie, le benzène, 

 l'amnuiniaque concentrée et la glycérine; mais cette 

 dernière peut exercer un elfct lubriliant maximum si les 

 surfaces y sont plongées. I^a seconde, celle des lluides 

 actifs, renferme les acides sr.lfurique, chlorliydrique, 

 acétique, butyriciue et olciqiu', un certain nombre de 

 bases organi(pies, l'huile de ricin et la paralline. Pour 

 certains iicides, le frottement est légèrement plus grand 

 quand les surfaces sont immergées qu'avec une pellicule 

 invisible de liquide; mais ce phénomène peut être 



1. l-hilos Magazine, t. XXXVllI, pp. 32k8; l'Jl'J. 



