(i68 



ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES 



pond/int les années 1916 cl igi'j pour les besoins île la 

 Kadiotélôfrrnpliie militaire. 2. Les opérations à réaliser 

 sont les suivantes : A. On étalonne un (liai)ason à i.ooo 

 périodes |>ar seconde par comparaison avec une horloge 

 }?arde-lcnips, de manière à avoir la valeur exacte en 

 secondes de la période du diapason. B. On constitue 

 une source d oscillations cleclri((ues entretenues, dont 

 la fréquence l'ondamenlale puisse être rendue égale à 

 celle du diapason, et l'on rè^le exactement l'égalité des 

 fréquenccfi. C. Cette source doit être choisie de manière 

 à posséder un nombre sullisanl d'harmoniques, au 

 moins quelques dizaines. Les harmoniques d'ordre élevé 

 correspondront à des fréquences d'oscillations électri- 

 (|ues usuelles: ainsi le 5o' harmonique d'un oscillateur 

 de fréquence fondamentale i.ooo aura la fréquence 

 5o.ooo, c'est-à-dire tine longueur d'onde voisine de 

 de G. 000 m. C'est une longueur d'onde de télégraphie 

 sans fil. U. 11 faut enlin comparer la fréquence ou la 

 longueur d'onde d'un liarmonMlue d'ordre connu avec 

 celle des oscillations de haute fréquence que l'on se 

 propose de mesurer. 3. Les auteurs donnent quelques 

 indications sur les dispositifs utilisés et sur les résultats 

 obtenus. A. L'étalonnage des diapasons au moyen d'une 

 horloge battant la seconde a été fait par une méthode 

 photographique et par une méthode strnboscopique. 

 {Quelques détails sont donnés sur ces méthodes qui 

 fournissent sans dillicullé des résultatsexacls à un dix- 

 millième près '. B, La réalisation d'oscillations électri- 

 ques entretenues de fréquence lixe et réglable n'olïre 

 pas non plus de dilliculté, gràee à renqjloi des lampes 

 à deux électrodes auxiliaires (audions). Les oscillateurs 

 connus sous le nom d'hétérodynes fournissent une des 

 solntiims du problème. Le réglage à l'unisson de la 

 fréi|uence fondamentale de l'oscillateur et de celle du 

 diapason peut être fait avec une précision du dix-mil- 

 lième, en utilisant la méthode des batteuients. C. Les 

 hétérodynes ordinaires possèdent quelques harmoni- 

 ques. On pourrait donc s'en contenter à la rigueur en 

 procédant par échelons avec plusieurs hétérodynes, 

 dont chacune aurait une fré<iuence fondamentale accor- 

 dée sur la fréquence de l'harmonique 3 ou 4 de la i)ré- 

 cédente. Il est plus sur et plus précis de constituer un 

 oscillateur électrique très riche en harmoniques, qui 

 permette de passer sans intermédiaire d'une fréquence 

 musicale aux fréquences de sans iil. C'est après 

 avoir, au cours d'autres essais, réalisé un oscillateur 

 de ce genre, que les auteurs ont été amenés à en 

 faire l'application 'i(ui fait l'objet de la présente com- 

 munication. Ils ont (tonné à cet oscillateur le nom 

 (\v. miillii'ihriileiii: Il fournit, en effet, en plus de l'onde 

 fondamentale, tous les harmoniques jusi|u'à des rangs 

 très élevés (200 ou 3oo). L'appareil consiste en un 

 groupe de deux lampes L| et L2 (lig. 1), convenablement 

 cou[ilccs par capacités (î, et ('.., et par résistances R, et 

 U...,;'i et r.2, et sa fréquence fondamentale se règle par la 

 variation des capacités. La propriété qu'il possède 

 d'être extraordinaireinent riche en harnioni(|nes est ilue 

 à ce que le circuit oscillant est parcouru par des déchar- 



,1. M. lUill a bien ^oulii coi>lrûler les résiillals à 

 l'Institut Marcy par une niéthcxle photographique tout à fait 

 directe: raccord s'est inaiutcnu ;ui dix-millième jircs. 



ges alternatives très brusques, dont la durée est extrê- 

 mement courte par rap|)ort à l'intervalle de temps qui 

 les séjjare. D. Enûn la comparaison de la période d'un 

 harmonique d'ordre connu (5oou 100 par exemple) avec 

 la i)ériode du circuit à étalonner se fait par résonance 



/.'.■AWA-L \VAW/AVvi 



<■ VOLTS P, 

 + 9 



^1 a al "R.» 

 ~VWV/-0— <>-AA/\\AA 



\/ 



|Ct 



Vl^ 



l'ig. 1. 



électrique. Le circuit du multivibrateur est couplé très 

 faiblement avec le circuit étudié, et l'on établit la réso- 

 nance par réglage de ce dernier circuit. Pour constater 

 la résonance, le circuit étudié est lui-même couplé très 

 -faiblement avec un amplilicateur-détecteur, qui permet 

 de vérifier la résonance au téléphone. On opère comme 

 dans une réception ordinaire de télégraphie sans ûl en 

 ondes entretenues. Aussi est-il commode et précis d'uti- 

 liser, comme en Ï.S.F., une hétérodyne auxiliaire, qui 

 permet de choisir un son de battements et fournit des 

 résonances d'une extrême finesse. L'opération de mise 



en résonance peut se réaliser à moins de près de la 



i.ooo 



longueur d'onde à étalonner. En résumé, on utilisant 

 un nuiltivibrateur riche en harmoniques, dont la fré- 

 ^juence fondamentale est comparée directement à celle 

 du diapason et, par lui, à la seconde fondamentale, et 

 en combinant son emploi avec une méthode de réso- 

 nance électrique, qui permet de comparer les harmoni- 

 ques du multivibrateur aux oscillations propres d'un 

 circuit de haute fréquence, 011 détermine directement en 

 valeur olisaliie In pvriiide du circuit oscillant. La pré- 

 ci.sion globale atteinte dans l'ensemble des opérations 

 est au moins du millième. Ce procédé de comparaison 

 directe de l'unité de temps (la seconde) aux périodes 

 d'oscillations des circuits électriques, qui peuvent se 

 trouver un million de fois plus courtes, pourrait être 

 rapproché du procédé employé par Michelson pour com- 

 parer directement l'unité de longTieur(le mètre) aux lon- 

 gueurs d'ondes lumineuses. 



Le Grraiit : Gaston L»Ol^. 



.Spnf. — Inip. Lkvf,. 1, rup de la Bftrtaiiche. 



