ET SES PERSPECTIVES D'AVENIR 





des spectrogrammes. MM. Buisson et Fabry ont 

 combiné, à cet effet, un microphotomètre (fig. 2) 

 qu'ils oui utilisé dans leurs recherches sur l'ab- 

 sorption de l'ultra-violet par l'ozone, el dont le 

 principe consiste à égaliser l'opacité inconnue 

 avec celle d'une plaque d'opacité dégradée sui- 

 vant une loi connue (coin photométrique). M. Jules 

 Baillaud a également construit, sur un principe 

 analogue, un opacimètre intégrateur avec lequel 

 il a poursuivi, depuis 1901», ses études de photo- 

 métrie slellaire. 



Aux spectroscopes doivent être rattachés les 

 spectrophotomètres qui permettent la comparai- 

 son des sources de différentes colorations. Les 

 modèles de nos constructeurs ont été établis sur 

 les indications de physiciens éminenls : Crova, 

 Cornu, M. Gouy, M. Henry Le Châtelier, 

 M. Violle, M. Féry, etc., et ont été minutieuse- 

 ment étudiés par eux. 



Fig 2. — Microphotomèire de MM. Buisson el Fabry. 



§ 4- — Polarimètres 



C'est sous l'impulsion de savants français, de- 

 puis Arago, Biot et Sénarmont jusqu'à Cornu, et 

 entre les mains des constructeurs français Soleil 

 et Laurent, que la polarisation a donné naissance 

 à l'admirable instrument d'analyse que l'on sait. 

 Fondé en 1815 par Biot sur la simple extinction 

 des niçois, puis, en 1.S46, par Soleil, sur l'obser- 

 vation de la teinte sensible dans une plaque à 

 deux rotations, le polarimètre est maintenant 

 pourvu du polarisent- à pénombre constitué, soit 

 par le prisme coupé de Jelett et Cornu, soit par 

 la lame demi-onde de Laurent, qui a — ■ progrès 

 considérable — permis de faire varier à volonté 

 l'angle des deux plans principaux du polariseur. 

 Diverses variantes ont d'ailleurs été proposées 

 pour l'aspect du champ de vision, notamment 

 celle des trois plages de Jobin et celle des plages 

 circulaires concentriques de Pellin. 



Les efforts des constructeurs ont porté sur 



une taille de plus en plus parfaite dis diverses 

 pièces optiques. On aura une idée de la précision 

 qu'il faut apporter à cette taille si l'on »< 

 qu'une erreur totale de 1 •/ sur l'ensemble des 

 quatre faces des deux lames prismatiques de 

 quartz des compensateurs peut affecter d'une 

 manière sensible le résultat d'une observation '. 

 Et, en raison de l'importance des intérêts com- 

 merciaux el fiscaux régis par les indications de 

 ces appareils dans le domaine de l'industrie su- 

 crière, les Gouvernements eux-mêmes ont été 

 amenés à se préoccuper de leur étalonnage. Les 

 procédés de vérification proposés par Jobin, et 

 bases sur l'emploi de plaques de quartz étalons, 

 sont maintenant adoptés par tous les laboratoires 

 d'essais officiels d'Europe et des Etats-Unis et, 

 en particulier, à la Reiehsanstalt de Charlotten- 

 bourg (Allemagne;. La mesure des épaisseurs des 

 quartz de rotation contraire, qui interviennent 



dans la série des éta- 

 lons créés, a été obte- 

 nue par la méthode 

 i n t e r f é r e n t i e 1 1 e de 

 *MM. Fabry et Pérot 

 dont il sera question 

 plus loin. 



En fait, les polari- 

 mètres et saccharimè- 

 tres de Laurent et de 

 Soleil, perfectionnés 

 par les constructeurs 

 actuels, sont universel- 

 lement répandus et ré- 

 putés. La branche de 

 l'industrie d'optique 

 relative à la polarimétrie est demeurée une spé- 

 cialité française. 



S 5. — Métrologie interférentielle 



« Un rayon de lumière, écrivait Fizeauen 18i'i, 

 avec ses séries d'ondulations d'une ténuité ex- 

 trême mais parfaitement régulières, peut être 

 considéré comme un micromètre naturel de la 

 plus grande perfection, parfaitement propre à 

 déterminer des longueurs ». On sait combien 

 cette prédiction s'est trouvée justifiée et combien 

 les franges d'interférence se sont admirablement 

 prêtées aux mesures les plus précises des faibles 

 longueurs. 



L'évaluation du mètre en longueurs d'onde, ef- 

 fectuée pour la première fois en 1892-1893 par 

 MM. Michelson et Benoit, a été reprise, en 1906, 



jfSALAMEZ-* 



1 . En réalilé, pour atténuer le difficulté de la taille des com- 

 pensateurs à la précision requise, on procède par assortiment : 

 les compensateurs sont taillés au mieux, puis étalonnés par 

 comparaison . 



