304 



A. BOUTARIC. - L'INDUSTRIE FRANÇAISE DES INSTRUMENTS D'OPTIQUE 



par MM. Benoit, Fabry et Perot. Dans ces der- 

 nières expériences, on a pu mettre à profit le 

 phénomène des franges de superposition blan- 

 ches, obtenu par MM. Fabry et Perot, ainsi que 

 les propriétés si intéressantes de l'alliage invar, 

 découvert quelques années auparavant par 

 M. Guillaume, et qui permet d'obtenir toutes les 

 dilatations depuis jusqu'à 2 millionièmes envi- 

 ron. Les supports des glaces jusqu'à l'étalon de 

 1 mètre de longueur ont été construits avec un 

 alliage invar choisi de telle sorte que sa dilata- 

 tion compensait exactement la variation de l'in- 

 dice de l'air ; aussi les étalons étaient pratique- 

 ment insensibles à la température et soumis 

 simplementàl'in(luencedelapression. Les résul- 

 tats de MM. Benoit, Fabry et Perot concordent au 

 dix-millionième près avec ceux de MM. Michelson 

 et Benoit, mais diffèrent d'environ 1/30.000 des 

 données de Rowland sur lesquelles les physiciens 

 ont vécu pendant un certain temps. 



Les appareils utilisés dans les recherches de 

 MM. Benoit. Fabry et Perot ont été construits par 



pjg_ u, — Etalon inlerférentiel Je 0cm. '.'.'■. 



M. Jobin, dont « les soins extrêmes et l'habileté 

 bien connue », reconnaissent les auteurs, ont 

 grandement facilité l'exécution de ces minutieu- 

 ses expériences. Ces savants mentionnent, en 

 particulier, l'admirable perfection des surfaces 

 plu nés des nombreuses glaces qui, ajustées sur 

 leurs montures en invar, ont constitué toute la 

 série des étalons interférenticls : cette perfection 

 était une condition nécessaire du succès des opé- 

 rations. 



Ce sont également des procédés optiques que 

 Macéde Lepinay, MM. Benoît et Buisson d'une 

 part, Chappuis d'autre part, ont utilisé pour la 

 mesure précise du volume du kilogramme d'eau. 

 Les résultats, d'accord entre eux et d'accord 

 avec ceux que M. Guillaume a obtenus par une 

 méthode de contact mécanique, ont mis en évi- 

 dence la perfection vraiment admirable avec la- 

 quelle Lefèvre-Gineauet Fabbroni avaient, cent 



ans auparavant, réalisé le kilogramme, confor- 

 mément aux vœux des fondateurs du Système 

 métrique. 



Signalons que les cubes de quartz et de crown 

 utilisés dans les expériences de Macé de Lépinay, 

 MM. Benoit et Buisson et dans celles de Chap- 

 puis ont été taillés par Jobin; les cylindres de 

 bronze dont s'est servi M. Guillaume, tournés 

 dans l'atelier de précision de la Section techni- 

 que de l'Artillerie, ont été achevés par Jobin. 



L'interféromètre (fig. 4) construit par Jobin 

 sur les indications de MM. Perot et Fabry, en 

 vue de la mesure optique des longueurs, peut être 

 cité comme une merveille de délicatesse et de 



Fis 



Interféromèlre Perol et Fabry (nouveau modelé). 



précision. Il est constitué par deux surfaces pla- 

 nes en verre argenté, munies de tous les organes 

 possibles de réglage en orientation et déplace- 

 ment: en particulier, onpeut les amenerau paral- 

 lélisme rigoureux, et, tout en maintenant ce paral- 

 lélisme, faire varierleur distance depuis Ojusqu'a 

 10 cm., soit par un mouvement rapide, soit à l'aide 

 d'un mouvement assez lent pour qu'on puisse 

 compter les franges. Dans les premiers modèle», 

 l'achèvement du réglage, qui exige des déplace- 

 ments angulaires de l'ordre du quarantième de 

 seconde et des déplacements linéaires de l'ordre 

 du centième de micron, était obtenu à l'aide de 

 petits soulllets en caoutchouc pleins d'eau dont 

 on pouvait faire varier la pression en les reliant, 

 par un tube également en caoutchouc, à un réser- 

 voir de hauteur variable. Dansle dernier modèle, 

 construit pour la Chambre centrale des Poids 

 et Mesures de Pétrograd, les soulllets en 



