Kl sis PERSPECTIVES D'AVENIR 



305 



oaoutchouc ont été supprimés ; les réglages, i«m t 

 aussi lins el beaucoup plus rapides, peuvent être 

 réalisés par des procédés uniquement méca- 

 niques. 



L'interféromètre de MM. Pérot el Fabry, outre 

 les applications métrologiques que noua vouons 

 de signaler, constitue un spectroscope très puis 

 saut, dont le pouvoir de définition peul être in- 

 définiment accru en augmentant la distance '1rs 



lames argentées, et un spectro in- précis avec 



lequel on a pu rectifier l'échelle <los longueurs 



d'onde de Hou land. 



M. Jobin a muni l'appareil précédent d'un con- 

 ta et optique qui permel d'en utiliser toute la pré- 

 cision p - l'étude des vis micrométriques, dont 



les pas, en toutes leurs régions, peuvent ainsi 

 être exprimés en longueurs d'onde. 



s 6. — Instruments géodésiques 



La plupart des grands instruments géodési- 

 ques construits en France dérivent du type de 

 cercle azimutal créé par l'errier, avec la collabo- 

 ration de Brunner, pour le Service géographique 

 de l'armée ; ce cercle réitérateur, à limbe de 

 m. 40 de diamètre, est muni de quatre micros- 

 copes micrométriques donnant, directement, les 

 V et, par estime, lesO'4. Dans le même temps, 

 Perrier, toujours avec la collaboration de Brun- 

 ner, réalisait les premiers théodolites, réitérateurs 

 à vernier qui ont été utilisés pour les opérations 

 du 2 e ordre en Algérie. Le général Bassot (1886 a 

 adapté le microscope à ces théodolites dans les- 

 quels le général Bourgeois a introduit, de son 

 coté, l'oculaire micrométrique. Toutes ces modi- 

 fications ont pu être réalisées grâce à la collabo- 

 ration du constructeur Iluetz, formé à l'école des 

 Brunner, et d'une très grande habileté. De nom- 

 breux types, plus ou moins dérivés des précé- 

 dents, sont construits par Balbreck, par Mir- 

 vault, etc. 



Les instruments géodésiques comprennent 

 encore les instruments méridiens portatifs, dans 

 lesquels se trouvent reproduites les dispositions 

 principales des grands cercles méridiens, et qui 

 permettent de déterminer les latitudes et les lon- 

 gitudes avec une précision bien suffisante pour 

 les besoins des explorateurs et des géographes. 

 Ces appareils, construits avec beaucoup de soin, 

 en particulier par Secretan, par Ponthus et 

 Therrode, par Morin et Gensse, etc., sont tou- 

 jours forcément un peu lourds et encombrants. 



En vue de déterminer sur le terrain l'heure et 

 la latitude au moyen d'un instrument qui donne 

 une précision comparable à celle des instru- 

 ments méridiens et qui soit tout à fait maniable, 



MM. Claude el Driencourl ' onl imaginé l'astro- 

 labe à prisme, qui permel d'appliqoei sons une 

 loi me particulièrement commode la méthode des 

 hauteurs égales de Gauaa. Ce) appareil se com- 

 pose d'un prisme droit de (lint, i base triangu- 

 laire équilatérale, dont les deux faces renvoient 

 horizontalement dans une lunette lei rayons 

 émanés d'une étoile el de- son image réfléchie par 



un bain de mercure d'une disposition pratique. 



L'appareil, théoriquement très simple, nécessite 



un système optique qui soit de premier ordre 

 comme précision de fabrication. En particulier, 

 le prisme, qui est la partie capitale de 1 instru- 

 ment, doit avoir ses faces très planes pour four- 

 nir, par réflexion, des images nettes qui permet- 

 tent à l'oculaire des grossissements élèves La 

 maison Jobin obtient cette planéité parfaite des 

 surfaces par l'application des procédés de con- 

 trôle interférentiels ; la valeur des angles, ainsi 

 que le parallélisme des arêtes, sont obtenus avec 

 une précision très grande, qui simplifie et facilite 

 le réglage de l'instrument. 



Les appareils de topométrie destinés aux me- 

 sures courantes ne diffèrent des appareils géo- 

 désiques que par des modifications de détails 

 qu'ont apportées les constructeurs Balbreck, 

 Brosset.GuyardetCanary successeurs de Richer, 

 Secretan, etc.) en vue d'objets particuliers. 



La mesure des distances, en topométrie, 

 s'effectue par des moyens optiques qui se rédui- 

 sent, en principe, à des lectures faites dans deux 

 directions très voisines sur des mires graduées, 

 dites stadias ; ces lectures se font avec des théo- 

 dolites, munis de dispositifs optiques, auxquels 

 on donne le nom de tachéomètres. Les modèles 

 établis par Brunner ont été peu à peu perfection- 

 nés dans la suite, en particulier par M. Sanguet, 

 de façon à suppléerpar l'observation directe aux 

 calculs qu'exigeait, à l'origine, la réduction des 

 lectures fournies par l'instrument. Letachéogra- 

 phe Schrader, que construit Carpentier, est un 

 instrument extrêmement original: le faitqu'ila 

 pu être réalisé indique une perfection de cons- 

 truction tout à fait remarquable. 



§7- 



Appareils d'enseignement 



Il convient, pour terminer ce qui est relatif à 

 l'Optique de précision, de mentionner les appa- 

 reils de toute sorte construits par Ducretet. 

 Jobin, Massiot, Pellin, etc., en vue de l'ensei- 

 gnement. Dans les Universités françaises, où se 

 perpétue la tradition d'expériences brillantes 

 et élégamment exécutées, nombreux sont les 



1. Voir la Revue gén. des Se., t. XVI, p. 978, 



