468 



A. BOUTARIC. — LES RECENTS PROGRES 



de luminosité. En utilisant comme organe sen- 

 sible un radiomicroniètre, M. Féry obtenait, 

 sur une échelle disposée à 2 mètres, une dévia- 

 tion de 60 mm. pour un éclairement d'un carcel- 

 mètre. lia pu comparer ainsi différentes sources 

 et mesurer leur rendement optique. 



Nous retrouverons plus loin les dispositifs de 

 M. Féry perfectionnés et rendus vraiment prati- 

 ques et précis. Retenons seulement qu'un photo- 

 mètre à lecture directe sera constitué par un 

 appareil récepteur également sensible à toutes 

 les longueurs d'onde, devant lequel on dispose 

 un système sélecteur qui ne laisse passer qu'une 

 fraction de chaque radiation proportionnelle au 

 coefficient de luminosité. 



2. Courbe de luminosité pour un œil moyen. — 

 Un problème délicat, qu'on a dû résoudre avant 

 toute tentative de construction d'un photomètre 

 physique, est l'établissement de la courbe de 

 luminosité pour un œil moyen. 



Dès 1881, Crova, dans des recherches remar- 

 quables et trop peu connues sur la photométrie 

 des lumières de teinte différente et l'évaluation 

 optique des hautes températures, avait étudié le 

 pouvoir éclairant des différentes radiations sim- 

 ples du Soleil et de la lampe Carcel '. Pour cela, 

 les radiations de la source étant étalées sur un 

 écran, il affaiblissait graduellement l'intensité 

 du spectre jusqu'à ce qu'on cessât de distinguer 

 des caractères d'imprimerie placés successive- 

 ment en ses diverses régions. Les pouvoirs éclai- 

 rants pour les longueurs d'ondes relatives aux 

 dilîérentes régions sont inversement proportion- 

 nels aux coefficients d'affaiblissement corres- 

 pondants. 



Macé de Lépinay et Nicati 2 ont montré, par 

 une méthode analogue dans le principe, combien 

 les résultats obtenus diffèrent avec les observa- 

 teurs. 



Langley 3 a, le premier, tenté des mesures ab- 

 solues permettant de connaître les puissances 

 qui sont nécessaires pour produire la vision 

 distincte dans les différentes régions du spectre. 

 L'inverse de ces puissances constitue l'échelle de 

 la sensibilité de l'œil pour les différentes lon- 

 gueurs d'onde, c'est-à-dire fournit ce que nous 

 avons appelé la courbe de luminosité. 



En réalité, les méthodes précédentes, qui 



î. Crova et Lagarde : Comptes rendus de VAcad. des Se. 

 [Paris], t. XCIU, p. 959; 1881, et Journal de Phys., 2* série, 

 t. I, p. 162; 1882. 



J. Mage de Lépi.nav et Nicati : Annales de C/i. et de Pliys., 

 5* série, t. XXIV, p. 289; 1881, et t. XXX, p. 145; 1882. 



3. Langley : Americ. Journ. of Science, 3'' série, t. XXXVI, 

 p. 359; 1888. Voir également sur le même sujet l'étude de 

 M. Cu. Ed. Guillaume ; L'énergie dans le spectre, parue 

 dans cette Hevue (t. III, p. 12; 1892). 



ont permis de connaître la forme générale de la 

 courbe de luminosité, manquent de précision. On 

 a obtenu des résultats beaucoup mieux compa- 

 rables par l'emploi du photomètre à scintilla- 

 tion 1 , dans lequel deux éclairements de teintes 

 différentes sonteonsidérés comme égauxlorsque, 

 agissant alternativement sur l'œil avec une fré- 

 quence très grande, toute scintillation disparait 2 . 

 Le dispositif utilisé est^représenté schématique- 

 ment sur la figure 1. 



Un spectromètre à déviation constante donne 

 d'une source lumineuse (10) un spectre dont 

 on délimite une faible étendue sur la fente 

 oculaire (1). La source étalon (8) éclaire le 

 disque (6) dont les deux secteurs pleins, formant 



27 cm- 



Fig. 1. — Photomètre à scintillation disposé pour l'établisse- 

 ment de la courbe de luminosité. — 1, fente oculaire; 

 2, prisme; 3, fente du collimateur; 4, 5, vis micrométri- 

 ques ; 6, disque à secteurs ; 7, banc photométrique ; 8, lampe 

 étalon; 9, verre diffusant; 10, source lumineuse; 11, banc 

 photomélrique; 12, diaphragme. 



en tout un angle de 180°, ont été recouverts de 

 magnésie de manière à diffuser les rayons reçu» 

 vers l'appareil d'observation. En faisant tourner 

 le prisme par l'intermédiaire d'une vis micro- 

 métrique (5), on amène sur la fente (1) telle 

 portion du spectre que l'on désire; on modifie 

 la quantité de lumière ainsi envoyée en agissant 

 sur la largeur de la fente (3) du spectromètre. 



Le disque étant mis en rotation rapide, l'œil, 

 disposé devant l'appareil d'observation, reçoit : 

 tantôt la lumière blanche provenant de la source 

 étalon et diffusée par les secteurs pleins; tantôt 

 les rayons monochromatiques provenant de la 

 décomposition de la lumière émisepar lasourceà 



. 1. Ives : Phil. Mag.,6" série, t. XXIV, pp. 149, 352, 744, 

 845, 853; 1912. 



2. Pour des sources de même teinte, la disparition de la 

 scintillation correspond bien à l'égalité des éclairements dé- 

 terminée par les méthodes photométriques usuelles. 



