470 



A. BOUTARIC. 



LES RECENTS PROGRES 



sensible disposée dans le vide et reliée à un 

 galvanomètre Thomson '. 



Cet appareil est considéré comme un appareil 

 de précision, car il permet de tenir compte exac- 

 tement de la courbe de luminosité. Il nécessite 

 toutefois une source lumineuse d'unéclat intrin- 

 sèque considérable, à cause de la très forte 

 absorption de lumière qui se produit dans la 

 décomposition et dans la recombinaison spec- 

 trales. Aussi convient-il surtout, non pas tant 

 pour la mesure des intensités des sources lumi- 

 neuses elles-mêmes, que pour l'étude des écrans 

 absorbants de ditTérentes couleurs utilisés en 

 photométrie pratique. 



Le second instrument, étudié par Ives et 

 Kingsbury, est d'un fonctionnement plus simple. 

 Le rayonnement de la source lumineuse traverse 

 une solution absorbante qui a, pour chaque lon- 

 gueur d'onde, un coefficient de transmission 

 sensiblement proportionnel au 

 coefficientde luminosité del'œil 

 pour cette longueur d'onde, 



-=£ 



ÎyQt 



Fig. 4. — Schéma du photomètre à lecture directe. — t, pile 

 thermoélectrique ; g, galvanomètre; /, solution absorbante; 

 s, écrans: h t cuve à eau; /, source lumineuse; m y miroir 

 concave. 



et tombe sur une pile thermo-électrique- reliée 

 à un galvanomètre d'Arsonval dont on observe 

 les déviations dans une lunette. Une cuve à eau, 

 disposée en avant de la solution absorbante, en 

 empêche réchauffement et élimine complète- 

 ment les radiations infra-rouges que la solution 

 pourrait transmettre; pour une épaisseur de 

 solution de 1 cm., il est bon de prendre une 

 épaisseur d'eau de 2 cm. au moins. 



La solution à laquelle se sont arrêtés Ives et 

 Kingsbury, après de nombreux essais, a la com- 

 position suivante : 



Chlorure de cuivre 60 gr. 



Sulfate de cobalt-ammonium. . 14 » 



Chromate de potassium 1,9 



Acide nitrique 18 ce. 



Eau jusqu'à 1 litre 



1. La pile est formée d'un élément BiSn/BiSb. Le galvano- 

 mètre Thomson fournit dans une lunette une déviation de 

 1 mm. pour un courant de 2 à 5.10—10 a. 



2. La pile, formée de 18 éléments Bi/A^ disposés en série, 

 avait une résistance totale de 26 ohms. 



La courbe de transmission spectrale de cette 

 dissolution a été tracée en traits ponctués sur la 

 figure 2, et se rapproche extrêmement bien, 

 comme on le voit, de la courbe des coefficients 

 de luminosité. 



L'ensemble du dispositif utilisé est représenté 

 schématiquement sur la figure 4. 



Une source de 45 bougies a donné sur l'échelle 

 du galvanomètre une déviation de 7 cm. sans 

 l'emploi du miroir concave pour concentrer les 

 rayons. Avec le miroir, la déviation s'élève à plus 

 de 20 cm. C'est là une sensibilité suffisante pour 

 les besoins usuels et qui permet de mesurer 

 une source de 8 bougies avec une erreur relative 

 moindre que 1 %. De légers perfectionnements 

 du dispositif galvanométrique permettraient 

 d'augmenter la précision de la méthode, de ma- 

 nière à la rendre avantageuse même pour les 

 comparaisons photométriques de lumière blan- 

 che. 



En résumé, les méthodes précédentes permet- 

 tent d'obtenir, par une simple lecture, l'inten- 

 sité lumineuse d'une source, quelle que soit sa 

 coloration, avec une précision qui est compara- 

 ble à celle d'une bonne mesure de photométrie 

 visuelle. De plus, et ceci est important, le résul- 

 tat obtenu représente la moyenne de ceux que 

 trouveraient un grand nombre d'observateurs 

 doués chacun d'une vision normale. Le seul 

 inconvénient grave que présentent les photomè- 

 tres à lecture directe est leur sensibilité relati- 

 vement faible. Ils peuvent, actuellement, rendre 

 des services pour l'étude des sources colorées 

 utilisées comme étalons dans les mesures photo» 

 métriques courantes, et de légers perfection- 

 nements dans les dispositifs radiométriques leur 

 permettront, sans nul doute, de devenir, dans 

 un avenir rapproché, réellement pratiques. 



II. — Application des photomètbes a lectuhe 



DIRECTE A L'ÉTUDE DU RENDEMENT LUMINEUX. EQUI- 

 VALENT MÉCANIQUE DE LA LUMIERE. 



Les méthodes dont nous venons d'exposer le 

 principe permettent, non seulement la compa- 

 raison rationnelle des sources lumineuses de 

 diverses couleurs, mais encore une évaluation 

 satisfaisante du rendement de ces sources. 



On pourrait appeler rendement d'une source 

 lumineuse, le rapport de l'énergie rayonnée visi- 

 ble — c'est-à-dire comprise entre deux limites 

 assez arbitraires situées dans le rouge et le vio- 

 let — à l'énergie totale '. Mais ce rapport, dans 



1. C'est ce qu'a fait, en particulier, M. Tliadee Peczalski dans 

 les intéressantes recherches qu'il a consacrées récemment à 

 l'étude du rayonnement des sources de lumière [C. H. 

 t. CLXll.pp. 168, 294,684; 1916). 



