Ernest COUSTBT. — LA RADIOGRAPHIE RAPIDE 





le faisceau de rayons \. Même aux vides les plus 

 élevés, ce mode; de construction permel de pro- 

 duire des radiations d'une dureté quelconque, 

 avec la plus forte intensité. 



Fig. 3. — Tube avec refroidisseur à ailettes. 



Malheureusement, les écrans renforçât 

 oui le grave inconvénient d'altérer la netteté des 

 images. <>n le remarque peu, dans les radiogra- 

 phies de régions épaisses, qui sont toujours 



Houes : la présence de I éci an 

 lie les rend pas beaucoup 



moins nettes, tout en pei met- 

 tant de poser beaucoup moins. 

 .Mais il en esi toul a ul remenl 

 lorsqu'on radiographie des os 

 qui révèlent habituellement 

 beaucoup de détails sur leur 

 structure interne : un talon. 

 par exemple, sera beaucoup 

 moins net lorsqu'on fait u 

 d'un écran renforçateur que 

 sans écran. 



II. 



Echans renforçateuiis 



Le temps de pose a pu être réduit encore, en 

 faisant usage d'écrans renforçateurs. L'émulsion 

 est mise en contact avec une substance fluores- 

 cente, telle que le tungstate de calcium, qui trans- 

 forme les rayons X en radiations bleu violacé 

 très actiniques. Pour assurer un contact parfait 

 entre la surface fluorescente et la surface sen- 

 sible, l'écran et la plaque photographique sont 

 serrés dans un châssis spécial à ressorts, avec 

 intermédiaires permettant d'utiliser divers for- 

 mats. 



Le gain de rapidité que procurent les écrans 

 actuels est remarquable. M. Nogier estime que, 

 d'une façon générale, avec des rayons demi-mous 

 (n° 5 de Benoist) et pour des régions de moyenne 

 épaisseur, jusqu'à 12 centimètres, le temps de 

 pose doit être divisé par 40. S'il s'agit de sujets 

 très obèses ou de régions du corps très épaisses, 

 comme le bassin ou l'abdomen, la réduction de 

 pose serait de 1/25. M. Massiot indique qu'en 

 divisant le temps normal de pose par un chiffre 

 compris entre 10 et 20, suivant l'épaisseur du 

 sujet, on obtient les meilleurs résultats. 



Les fabricants de plaques se sont ingéniés à 

 préparer des émulsions possédant une grande 

 sensibilité pour les radiations émises par les 

 écrans renforçateurs. Les plaques radiographi- 

 ques actuellement préparées dans les usines de 

 MM. Lumière se comportent comme des plaques 

 photographiques ordinaires, lorsqu'on les em- 

 ploie sans écran; mais leurs avantages se mani- 

 festent dès qu'on les utilise avec un écran : dans 

 ce cas, elles sont trois ou quatre fois plus sensi- 

 bles que les autres plaques exposées dans les 

 mêmes conditions. 



III. — Méthode « Eci.aiii » 



Les procédés précédents sont encore insuffi- 

 sants, dans bien des cas. Les mouvements cir- 

 culatoires du sang, en particulier, exigent des 

 poses plus réduites. Si l'on veut reproduire le 

 cœur ou l'aorte, l'exposition doit être très infé- 

 rieure à l/10deseconde. Les moindres vibrations 

 fonctionnelles suffisent à brouiller, à fondre des 

 contours légers qu'une immobilité absolue lais- 

 serait se dessiner, et une lésion peu accusée pro- 

 jette une ombre à peine distincte de celle des 

 tissus environnants. En pareil cas, une netteté 

 parfaite demanderait un temps de pose de l'ordre 

 du centième de seconde. Pour obtenir aussi rapi- 

 dement une impression assez vigoureuse, on 

 savait bien qu'il suffirait de substituer aux nom- 

 breuses décharges qui se succèdent dans le tube 

 radiogène une décharge unique, mais si intense 

 qu'elle développe une énergie égale à la somme 

 des énergies des décharges utilisées d'ordinaire; 

 seulement, cette décharge intense semblait 

 devoir nécessiter un générateur d'électricité 

 beaucoup plus puissant que ceux dont on se sert 

 habituellement et capable de mettre immédiate- 

 ment hors d'usage les tubes les plus robustes. 



11 n'en est rien : la méthode « Eclair », de 

 M. Dessauer, permet d'obtenir des images très 

 nettes, en 1/100 et même en 1/500 de seconde, 

 sans écran renforçateur, en utilisant la bobine 

 de Ruhmkorff couramment employée dans les 

 installations radiologiques, ainsi que l'un des 

 tubes décrits plus haut. L'innovation consiste à 

 remplacer l'interrupteur rapide du circuit induc- 

 teur par un petit morceau de fil fin, et à taire 

 usage d'un courantassez intense pourle volatiliser 

 immédiatement. Ce fil, en cuivre ou en argent, 



