

LÉON^GUILLET - LÉTAT ACTUEL DE LA MÉTALLOGRAPHIE MICROSCOPIQUE 393 



>roprement; dits. Ils diffèrent beaucoup, et comme 

 omposition, et comme dilution, avec le métal à 

 ibserver. 



Dans la seconde partie, nous indiquerons les 

 principaux réactifs et leur utilisation. 



Mais nous voulons déjà atti- 

 M rer l'attention sur deux points : 

 ° "o'o 1 1° Le véhicule qui est utilisé 



pour amener à Tétat de dilu- 



, Fig. ■;. — Microscope Le Chatelier. Schéma de l'ancienne 

 disposition. — A. métal à observer; B. rapport de mise 

 au point, reposant sur une monture C. G; D. objectif 

 renversé: E, prisme à réflexion totale: F, oculaire hori- 

 zontal: J, R, L. M, lentilles et diaphragme constituant le 

 dispositif d'éclairage. 



I lion voulu le réactif a une importance très grande. 

 ! Comme nous le verrons, les résultats sont souvent 

 bien plus nets avec une solution alcoolique d'acide 

 chlorhydrique qu'avec une solution aqueuse du 

 même acide, etc. D'ailleurs, des études récentes, 

 notamment celle de M. Kourbatoff, sur laquelle 

 nous aurons à revenir, ont parfaitement mis en 

 lumière ce rôle important du véhicule. 



2° Il y a toujours grand intérêt à utiliser des 

 réactifs dilués, de façon à éviter toute action bru- 

 tale et à pouvoir suivre toutes les phases de l'atta- 

 que, ce qui a une très grande importance pour l'in- 

 terprétation des résultats obtenus. 



!; 3. — Observation microscopique. 



La métallographie procèdeà l'examen des alliages 

 polis et attaqués par réflexion et non par transpa- 

 rence. II faudra donc que les microscopes permet- 

 tent l'éclairage de la surface polie. C'est là, en 

 somme, leur principale particularité, qui les 

 éloigne parfois du type classique. 



iSous rappellerons le principe des principaux 

 types de microscopes et nous insisterons d'une 

 façon toute spéciale sur l'appareil de M. Henry Le 

 Chatelier et ses derniers perfectionnements, qui 

 ont rendu la méthode de la métallographie si pra- 

 tique. 



Le microscope avec éclairage Cornu- Cliarpy 

 (fig. 3) a été utilisé pendant quelques années, notam- 

 ment par M. Charpy pour ses éludes si remarquables 

 sur les laitons, les aniifrictions, etc.; c'est un mi- 

 croscope ordinaire: il a donc son axe vertical ; il est 

 muni de l'oculaire éclairant Cornu-Charpy. Dans le 

 modèle Cornu, l'appareil comporte quatre lames 

 minces G en verre, qui sont superposées et placées 

 à 40° au-dessous de l'oculaire. Une ouverture P, 

 placée sur le côté, permet de faire tomber sur ces 

 glaces un faisceau lumineux, qui est réfléchi par- 

 tiellement suivant l'axe de l'appareil et vient 

 éclairer la surface métallique. Le perfectionnement 

 apporté par M. Charpy consiste dans l'utilisation 

 d'un prisme à réflexion totale, remplaçant l'ouver- 

 ture P; ce prisme est monté dans un tube qui peut 

 tourner autour de son axe d'une part, et autour de 

 l'axe du microscope d'autre part; on peut donc, 

 sans déplacement du microscope, utiliser la 

 lumière située en un point quelconque de l'espace. 

 L'appareil A'acJiet, qu'utilisent quelques métallo- 

 graphes, notamment MM. Osmond, Guillemin, estun 

 microscope ordinaire ((ig. A), que l'on munit d'un 



Fi<ï. 8.— Microscope Le Cliatelier. avec nouvelle disnositiou 

 de la mise au point. — h. glissière à collier de serrage : 

 R, mouvement lent micrométrique, qui peut être action- 

 ne par un fil souple S: a, h. c, boutons pour le déplace- 

 ment de la platine. 



ôclaireur spécial dû à ce dernier savant. Cet appa- 

 reil (fig.o) est formé d'un prisme à réflexion totale P, 

 dont une surface forme lentille; la disposition de 

 ce prisme est telle que la face réfléchissante ne se 

 trouve que sur la moitié au plus de la section du 

 microscope. Deux boutons molletés B et C, placés 



