394 LÉON GUILLET — LÉTA.T ACTUEL DE LA MÉTALLOGRAPHIE MICROSCOPIQUE 



sur le côlé de l'appareil, permettent d'avancer ou 

 de reculer l'appareil, ou même de lui donner une 

 certaine inclinaison. 

 Dans le dernier mo- 

 dèle construit par la 

 maison Nachet, la 

 platine, qui est mo- 

 bile et tournante, se 

 meut indépendam- 

 ment du corps, tout 

 en permettant son 

 déplacement et son 

 orientation. Cette dis- 

 position est néces- 

 saire pour(iue le pro- 

 duit à examiner puis- 

 se rester lixe pour l'é- 

 clairage. 



L'appareil Zeissesl 

 utilisé dansdifférenis 

 laboratoires, notam- 

 ment au Laboratoire 

 ■fédéral d'Essai des 

 matériaux (Polytecli- 

 nicum de Zurich), au 

 Laboratoire de Cliar- 



lottenburg, et dans quelques usines et universités 

 allemandes. Il est connu aussi sous le nom de 

 Statif Martens, du 

 nom du savant mé- 

 tallographe allemand 

 qui l'a inventé. Laca- 

 ractéristique de l'ap- 

 pareil réside dans le 

 point suivant : 



Au lieu d'opérer la 

 mise au point en dé- 

 plaçant le tube, com- 

 me on le fait dans la 

 plupart des micro- 

 scopes, on l'obtient 

 ici en déplaçant la 

 platine. 



L'appareil (lig.G) a 

 son axe horizontal. 



En Anglel(!rre, on 

 utilise surtout l'appa- 

 reil Zeiss: au labora- 

 toire des usines llé- 

 cla, de Sheftield, que 

 dirige M. Iladlield ; à 

 l'Université de SheC- 

 field, à la tête de la- 

 quelle se trouve M.Ar- 

 nold; au Physical Laboralovy de Londres, c'est 

 bien ce microscope qui est en usage. 



S'-^m 



extérieure Je Vancienne 



En Amérique, on emploie particulièrement le 

 microscope Sauveur, qui est un microscope à ;i\i 

 vertical dans lei|ui| 

 l'éclairage est obtrnu 

 au moyen d'une gl.h I 

 inclinée à 43° sm- 

 l'axe de l'appareil ri 

 placée près de l'oli- 

 jectif. 



Le niicroscopf il- 

 M. Henry Le CLuir- 

 liei\ qu'il nous reslr 

 à décrire, a considi- 

 rablement contrilnu' 

 au progrès de la Mc- 

 tallographie. Enellil, 

 on verra par sa di s- 

 cription combien il 

 est simple et de mani- 

 pulation facile. Il isl 

 caractérisé par la po- 

 sition de l'objectif, 

 qui est renversé, et 

 de l'oculaire, qui a 

 son axe horizontal. 

 La figure 7 repré- 

 sente la coupe de l'appareil. Le métal à observer 

 est placé en A, l'objectif renversé est en D ; l'ocu- 

 laire horizontal F n^- 

 çoit l'image par l'in- 

 termédiaire du pris- 

 me à réflexion totale 

 E. La mise au point 

 était obtenue dans le 

 premier modèle par 

 l'intermédiaire d'un 

 rapport B, qui repose 

 par trois pointes sur 

 une montui'e à vis ti 

 entourant l'objectif. 



Dans le modèle ac- 

 tuel (flg. 81, la mise 

 au point se fait à 

 l'aide d'une platine 

 montée sur une co- 

 lonne latérale cons- 

 truite connue celle 

 des microscopes or- 

 dinaires ; on peut dis- 

 poser de deux mou- 

 vements : une glis- 

 sière B à collier de 

 serrage sert pour la 

 mise au point rapide; 

 un mouvement lent micrométrique R permet d'ache- 

 ver la mise au point. De plus, ce mouvement peut 



10. — Microscope Le Chatelier. Vue extérieure do la nouvelle 

 disposition. 



