LÉON GUILLET — L'ÉTAT ACTUEL DE LA MÉTALLOGRAPHIE MICROSCOPIQUE 597 



quelconque. Ceci nécessite un prisme à réflexion 

 totale très bien travaillé, pour qu'il ne nuise pas à 

 la netteté de ces images. 



Le dernier modèle du microscope de M. Henry 

 Le Cliatelier permet de monter tout l'appareil sur 

 un banc métallique comme le banc d'optique 

 (lig. 13) ; on peut obtenir ainsi une stabilité très 

 grande, particulièrement nécessaire pour la pho- 

 tographie. L'ensemble se compose alors d'une 



sont parfois dangereuses et son emploi entraine à 

 des temps de pose très longs. 



Nous avons employé pendant longtemps la 

 lumière oxhydrique; mais, sur les conseils de 

 M. Henry Le Chatelier, nous utilisons depuis quel- 

 que temps une lampe Nernst à deux gros filaments, 

 consommant un ampère par filament. On arrive 

 avec un tel éclairage à des temps de pose relative- 

 ment très courts. 



14. — Eusùûible des inslallatwns du Polylecbnicum de Zurich pour la pholoraierograpli, 

 (.VpiKii-eil Zeiss.l 



lampe Nernst N, d'une cuve absorbant certains 

 rayons F", d'une lentille L, du microscope M et de 

 la chambre photographique C, le tout monté sur le 

 banc S. 



Un dernier point à étudier est l'éclairage. Pour 

 l'observation, un bec à incandescence quelconque 

 est suflisant. Pour la photographie, il faut utiliser 

 une autre source. M. Henry Le Chatelier a recom- 

 mandé la lampe à arc de mercure, qui permet 

 d'utiliser la radiation monochromatique indigo en 

 arrêtant les radiations ultra-violettes au moyen 

 d'une cuve à sulfate acide de quinine. Mais cet 

 appareil est extrêmement fragile; ses ruptures 



REVUE GÉNÉRALE DES SCIEN'CES, 1906. 



Si l'on veut avoir plus de netteté, on peut utiliser 

 des plaques isochromatiques et interposer une 

 solution d'acide picrique à 1 °/oo sous une épaisseur 

 de 1 centimètre ; avec les objectifs apochroma- 

 tiques de Zeiss et des plaques photographiques 

 ordinaires, on obtient des images suffisamment 

 nettes pour les usages courants (Henry Le Chate- 

 lier, conférence du Congrès de Liège). 



En terminant, nous tenons à insister sur la rapi- 

 dité dune observation micrographique; quand on 

 est bien outillé, on arrive aisément à polir, atta- 

 quer, examiner et photographier en 13 à 18 mi- 

 nutes. L'an dernier, dans une conférence que nous 



13» 



