598 LÉON GUILLET — L'ÉTAT ACTUEL DE LA MÉTALLOGUAPHIE MICROSCOPIQUE 



uvons faite à l'Associalion Française pour l'Avan- 

 cement des Sciences, nous avons pu, en opérant 

 sur un antifriction, composé d'étain, plomb, anti- 

 moine et cuivre, scier le petit lingot, le polir, 

 l'examiner, le photographier et projeter l'image 



impossible à pratiquer sur pièces finies, dont on ne 

 peut sacrifier aucune partie. 



Nous avons pensé que, dans ces conditions, il 

 était intéressant de créer un appareil portatif qui 

 puisse se fixer sur un lingot, une colonne, une 



Fig. 15. — Ensemble du nouveau modèle de l'appareil de M. Le Cbalclier. — N, lampe Nernst: F, cuve à alisorptiion; 

 L, lentille; M, microscope; C, cliambre photographique; S, banc d'optique. 



en un quart d'heure à peine. II est donc incontes- 

 table que la métallographie est la méthode la plus 

 rapide, et souvent la plus précise, pour arriver à la 

 connaissance de la constitution d'un produit 

 métallurgique; elle est assurément la moins 

 coûteuse. 



§ 5. — Trousse de Métallographie. 



Nous avons déjà fait allusion aux difficultés que 

 présente l'examen de grosses pièces; le découpage 



Fig. 16. — Trousse do métallographe. — A droite, le mi- 

 croscope avec l'éclairage; à gauche, le moteur et l'appa- 

 reil à polir. 



de petits morceaux de métal peut nécessiter des ma- 

 nipulations longues et coûteuses; il est parfois 



pièce quelconque et qui puisse cependant être uti- 

 lisé pour l'examen fixe; il était, de plus, nécessaire 

 d'avoir sous la main toutes les meules pour polir 

 la pièce à examiner sans avoir à la remuer. On 

 peut toujours, en effet, trouver sur une pièce, quelle 

 qu'elle soit, une surface de 1 à2 centimètres car- 

 rés que l'on puisse polir légèrement. 



Nous avons alors établi avec M. Pellin la trousse 

 métallographique, qui est représentée par la 

 figure 16 ; elle comprend : 1° un moteur à courant 

 continu qui permet défaire tournera grande vitesse 

 un souple sur lequel on vient fixer des meules pour 

 le polissage; 2° des limes, des papiers d'émeri, 

 une boîte de réactifs, les vaporisateurs pour alu- 

 mine, deux objectifs; 3° le microscope. 



Celui-ci est à axe vertical; l'éclairage en est 

 obtenu par un moyen identique à celui que nous- 

 avons décrit pour l'appareil de M. Le Chatelier. Il 

 peut venir se fixer sur un objet quelconque, soit par 

 un étau, soit par des lanières. 



On a cherché ainsi à faire un appareil d'un prix 

 peu élevé et ne devant servir qu'à l'observation. 



Une telle trousse peut servir dans de très nom- 

 breux cas : nous indiquerons, par exemple, la re- 

 connaissance des lingots métalliques, la vérification 

 rapide de la teneur en carbone de barres d'acier, 

 de la teneur en cuivre de lingots de laiton, etc., 

 tous exemples que l'on comprendra aisément 

 lorsque nous aurons étudié, dans la seconde partie, 

 la constitution des alliages industriels. 



Léon Guillet, 



Docteur es sciences, 

 Ingénieur des Arts et Manufactures- 



