L. FAVÉ — LES PROBLÈMES DES MARÉES 



97 



\l. 



Le MAliliGKArUE l'LONGEUK. 



Lp problème consistant à mesurer des variations 

 de niveau ne dépassant probablement pas quelques 



l■'iJ-^ 2. — Knri'ji.^lrrur ih'S pi'rssjons { h^ut'-uj's f/Va// )J ri. (/es 

 Icmpcralurt'x, vu par dessous. — Echelle (le 1/4.^ — FK.'lubes 

 iiianométriques de Bourdon: II, blocs iixés sur une platine 

 lominune; MM. lames flexibles: PP, pointes; V, axe mû par 

 un laoLivenient [ilborlogerie: RR, tube^ de communication 

 avec la mer. 



décimètres dans des mers atteignant plusieuis 

 milliers de mètres présente a prioi-i des difticultés 

 considérables. Le principe de l'appareil que nous 

 allons décrire n'implique, en ce qui concerne 

 les profondeurs, aucune limite, et l'expérience 

 n'a pas encore permis de déterminer celles 

 qu'imposeront les conditions pratiques. En 

 admettant que, contrairement à ce qui semble 

 très probable, elles ne dépassent pas de beau- 

 coup les 130 mètres qui ont été atteints, l'ins- 

 Irument serait néanmoins susceptible d'appli- 

 cations importantes. D'autres appareils ayant 

 le même but ont été imaginés', mais ils pré- 

 sentent divers inconvénients et ne sauraient 

 convenir qu'à des profondeurs modérées. 



Le marégraphe plongeur fonctionne au fond 

 de l'eau et enregistre les variations de pression 

 d'où se déduisent les variations de niveau de 

 la surface. 



.Nous renverrons, pour sa descriplion dé- 

 taillée, aux Annales hydrographiques de 

 1908-1910. On voit sur l'es figures 2 et 3 la 

 partie essentielle de l'appareil, c'est-à-dire 



l'enregistreur; le cadran qui masque une partie du 

 mécanisme a été supprimé sur la seconde de ces 

 figures. 



Deux tubes manométriques de Bourdon FF, d'en- 

 viron 7 centimètres de diamètre, sont encas- 

 trés par l'une de leurs extrémités dans les 

 blocs II fixés sur une platine commune. Ces 

 tubes sont disposés de façon que leurs extré- 

 mités libres soient très voisines l'une de l'autre 

 et se meuvent dans des sens opposés lorsque 

 la pression intérieure varie. A chacune de 

 ces extrémités sont fixées, par l'intermédiaire 

 de lames flexibles MM, des pointes très fines 

 PP de 5 millimètres de longueur environ. La 

 position de ces pointes correspond à celle des 

 extrémités mobiles des tubes et elles partici- 

 pent à leurs mouvements. Une fenêtre prati- 

 quée dans le cadran ( fig. 2 ) laisse passer 

 ces pointes qui, dépassant légèrement sa face 

 supérieure, viennent s'appuyer sur un disque 

 de verre concentrique et parallèle au cadran. 

 Ce disque, qui n'est pas représenté, se monte 

 sur l'axe V qu'un mouvement d'horlogerie 

 fait tourner. La face fournée vers le cadran esv 

 couverte d'un enduit de noir de fumée qui, par 

 suite d'un traitement spécial par l'alcool, se 

 prête à des tracés d'une extrême finesse. L'in- 

 térieur des tubes manométriques communique 

 avec la mer par les tubes RR aboutissant d'une 

 part aux blocs II, d'autre part à un orifice com- 

 mun. Lorsque la [pression augmente, les pointes 

 s'écartent et tracent, sur le disque entraîné [jar le 



' .V. Mknsixg : Dei- Ilocbseepegel. Zeitsrlirifl fur 

 Iiistrumi-olimkunil'', Nov. 19113. The Field and CoasI 

 'l'ide-Recorder. Xaturo, 31 -Mars 1910, et Emjiaeerinrj, 

 2fi août 1910. 



Fiji. 3. — Eiiregislreur des pressions ! hauteurs d'fau ) et des 



iem)ioralures, vu par dessous, cadran enlevé. — Echelle de 1/4. 



— M' M', lames flexibles, et QQ, pointes, servant à mesurer 



les variations de température ; les autres lettres comme dans 



' ; la fig. 2. 



