98 



L. FAVE — LES PROBLÈMES DES MARÉES 



mouvement d'horlogerie, deux traits dont il sutïil 

 de_mesurer la distance pour en déduire la pression 



Fig. 4. — Ejiregisti'(^ur t/fs ijressions et des tempéra turcs 

 aanx sa boite étani'.he. — Échelle de 1/6. — La pression 

 de l'eau surmontant ra]>parcil se transmet par le lube A 

 aux organes manomélriques. 



à l'heure lue sur le cadran, au moyen d'un trait 

 Index tracé sur le bord 

 du disque. 



L'ensemble du méca- 

 nisme est monté sur 

 une platine qui constitue 

 le couvercle d'une boîte 

 cylindrique en laiton. 

 Sur les figures 2 et 3 ce 

 couvercle est vu ren- 

 versé ; la figure 4 le mon- 

 tre sur la boîte ; des 

 écrous à oreilles l'y appli- 

 quent de façon à obte- 

 nir une fermeture étan- 

 che. 



Pour mettre l'intérieur 

 des tubes manométri- 

 ques en communication 

 avec la mer, on dévisse 

 le bouchon A de l'un 

 des tubes verticaux que 

 l'on voit il l'extérieur du 

 couvercle. Ces tubes, en 



partie remplis de coton et disposés en chicane, 

 servent à empêcher les impuretés de l'eau de 



mer de pénétrer dans les tubes nianométriques. 



La déformation de ces derniers résulte delà dif- 

 férence des pressions qui s'exercent de part et 

 d'autre de leurs parois. La dilatation de l'air con- 

 tenu dans la boîte qui les renferme, due à des chan- 

 gements de température, nécessite donc une cor- 

 rection. Ces changements sont accusés par le 

 mouvement de deux pointes QQ, portées par les 

 lames flexibles M' M' solidaires de lames bimétal- 

 liques dont les changements de courbure se 

 produisent dans des sens opposés. La mesure de 

 la distance des traits tracés par les pointes QQ 

 indique les variations de température, d'ailleurs 

 faibles et lentes au fond de la mer. 



Ce qui caractérise l'appareil, c'est l'absence de 

 tout mécanisme amplificateur du mouvement de 

 l'extrémité des tubes. Ce dispositif présente, au 

 point de vue de la sécurité du fonctionnement, des 

 avantages sur ceux qui sont employés d'ordinaire, 

 condilion particulièrement importante pour un 

 appareil exposé à subir des chocs violents au mo- 

 ment où on l'immerge et dont le fonctionnement 

 échappe à tout contrôle. De plus, ce dispositif 

 tient peu de place et peut se renfermer dans une 

 boîte de petit volume, ce qui olfre, comme on le 

 verra, de grands avantages au point de vue de l'ap- 

 plication aux grands fonds. 



L'emploi de deux pointes mobiles a pour but 

 d'annuler les erreurs provenant du déplacement 

 inévitable du centre du disque résultant du jeu 

 de l'axe et de permettre la superposition du 



Fig. S. - 

 noirci. ■ 



Micromètre pour la lecture des pressions enregistrées sur un disque de. verre 

 - Echelle de t/3. — .s, axe; a, cadran ; h, miroir; e, fenolre; g. /i, boutons agissant 

 sur la vis f qui fait mouvoir le microscope; i,j, tamjjours divisés. 



tracé des marées de plusieurs jours consécutifs. 

 La finesse des traits se prête, malgré la très 



