L. FAVÉ — LES PROBLÈMES DES MARÉES 



99 



faible amplitude du déplacement (3 millimètres 

 environ pour cliaque pointe et pour 10 mètres de 

 hauteur d'eau), à des mesures très précises dont 

 l'approximaùon correspond à l centimètre de hau- 

 teur d'eau. Ces mesures s'effectuent au moyen du 

 micromètre représenté sur la figure o. Le disque, 

 de verre est placé, après fixage de l'enduit, sur 

 l'axe s; l'index qu'il porte permet la lecture des 

 heures sur le cadran a, dont la position est réglée 

 de façon qu'il y ait concordance avec celui de l'en- 

 registreur. Le miroir h est orienté de façon à ren- 

 voyer la lumière sur un miroir placé sous la platine 

 de l'appareil, qui la renvoie à son tour de bas en 

 haut par la fenêtre e. La vis /', sur laquelle on agit 

 au moyen du bouton ^r, fait mouvoir le microscope, 

 muni d'un réticule, suivant un rayon du cadran. 

 En agissant sur le bouton li, on fait tourner la vis 

 par l'intermédiaire d'engrenages, qui lui donnent 

 un mouvement plus rapide. Les tours et lesfractions 

 de tours se lisent sur les tambours divisés / et j. 

 Au moyen du bouton o, dont la base porte quatre 

 crans d'arrêt, on agit sur une vis sans lin qui fait 

 tourner le disque d'angles correspondant aux inter- 

 valles égaux, 13 minutes de temps par exemple, 

 adoptés pour les lectures, que l'on peut d'ailleurs, 

 s'il y a lieu, effectuer pour une heure quelconque. 

 Ces dispositions rendent relativement rapide le 

 dépouillement des tracés. 



Le mouvement d'horlogerie de l'enregistreur 

 fait faire un tour au disque en quarante-huit 

 heures; il fonctionne huit jours sans être remonté. 

 On a ainsi quatre courbes superposées. Elles se 

 croisent en général sous des angles assez grands 

 pour ne se confondre que sur une très faible lon- 

 gueur, mais cependant avec certains régimes de 

 marées il se produit des coïncidences de traits 

 assez prolongées. Il peut y avoir avantage à 

 diminuer de moitié, comme on le fait à volonté 

 sur le dernier modèle, la vitesse de rotation du 

 disque. 



Si l'on' immergeait l'appareil à de grandes pro- 

 fondeurs, les tubes subiraient des déformations 

 permanentes, et, par suite, l'épaisseur de leurs 

 parois devrait être augmentée; l'amjjlitude des 

 mouvements de leurs extrémités deviendrait alors 

 insuffisante. 



On a résolu cette difficulté au moyen d'un dis- 

 positif (UlTéventiel autoiuatii/ui'. L'instrument est 

 fixé au fond d'une cuve cylindrique en t(jle (fig. 6), 

 dans laquelle l'eau peut pénétrer par des trous 

 percés à la partie inférieure et par un interstice la 

 sépar;int de son couvercle. On adapte un tube de 

 caoutchouc T à une tubulure pénétrant dans la 

 boîte de l'enregisteur. L'autre extrémité de ce tube 

 débouche à la partie inférieure d'un ballon de 

 caoutchouc ^ rempli d'air. Le tube T sort du 



cylindre de tôle par un trou À, passe par la pince à 

 ressort - et rentre dans le cylindre par un trou À,. 

 La pince tt, que son ressort tend à fermer, est main- 

 tenue ouverte par la traction d'un poids suspendu 

 à une chaîne. 



Lorsqu'on immerge le tout, l'eau comprime le 

 ballon dont l'air est partiellement refoulé dans la 

 boite de l'enregistreur. Pendant la descente, la 

 pression augmente de la même quantité à l'exté- 

 rieur et à l'intérieur des tubes manométriques, 

 qui, par suite, ne subissent aucun changement de 



Fig. fi. — Dispositif diOércnliel aulomaliquc pour di'S 

 profondeurs dépassant 15 mètres. — Echelle (le 1/10. — 

 L'air cuntenu dans un ballon de caoutchouc e, refoulé 

 dans la boite de l'enregistreur, fait ciiuiiibre à la jiression 

 de l'eau jusqu à ce que le contact du poids suspendu 

 latéralement avec le fond intercepte la communication. 



courbure. Lorsque le poids touchelefond, la pince 

 serre le tube T et, l'air cessant de s'introduire 

 dans la boîte de l'enregistreur, la pression y reste 

 constante. Elle continue à augmenter à l'intérieur 

 des tubes jusqu'à ce que l'appareil repose sur le 

 fond. A partir de ce moment, l'instrument enre- 

 gistre les variations de la hauteur de l'eau comme 

 s'il avait été immergé à une profondeur égale à la 

 longueur de la chaîne du poids comptée au-dessous 

 de la base du cylindre. 



Les différences des pressions que subissent les 

 parois des tubes à l'extérieur et à l'intérieur 



